675 



Dass die Multiplikatoren keine in Betracht kommenden magnetischen 

 Einflüsse besassen, ist jedenfalls ziemlich hoch zu schätzen. 



Lokale magnetische Variationen. 



50. Dieselben wurden mittels des von mir beschriebenen Lokal- 

 variometers mit vier Ablenkungsstäben ^) bestimmt, indem man dasselbe 

 alternirend in gleichen Zeitintervallen von 6 min. an den zu vergleichen- 

 den Punkten aufstellte. Ein gleiches feststehendes Instrument gab die 

 zeitlichen Schwankungen der Horizontalintensität. Die Temperaturände- 

 rung gleicht sich durch das Abwechseln aus; die ablenkenden Magnete 

 waren durch Umhüllung mit schlechten Wärmeleitern vor ungleich- 

 massiger Aenderung geschützt. 



m\.\s Beispiel diene die letzte Vergleichung zwischen dem Orte des 

 Multiplikators und des westlichen Magnetometers 1887 Juli. Die erste 

 Spalte gibt den Stand des auf constante Temperatur reducirten Zeitvario- 

 meters, welches den gleichen Scalenwert hatte wie das Lokalvariometer. 

 Dann folgt unter p^ die Nadeleinstellung des Lokalvariometers in der- 

 jenigen Stellung der Ablenkungsstäbe, in welcher eine Verstärkung des 

 Erdmagnetismus Gang auf grössere Zahlen bewirkt, und unter p2 die ent- 

 gegengesetzte Einstellung; beide als Mittelwerte aus mehreren Einstel- 

 lungen, die immer nahe übereinstimmten. In der vierten Spalte steht 

 die Differenz, welche um die Beträge der fünften Spalte wegen der 

 Aenderungen des Erdmagnetismus (Spalte 1) corrigirt, die sechste Spalte 

 liefern. Endlich folgen die Ueberschüsse der Abweichungen Mult. — Magn., 

 aus je einer Zahl und den beiden Nachbarn berechnet. Der ersten von 

 den drei Zahlen legen wir nur das Gewicht ^ bei, weil die Zunahme 

 der Temperatur der Ablenkungsstäbe durch die Nähe des Beobachters 

 später jedenfalls gleichmässiger ist. 



1) F. K. Sitz.-Ber. d. k. b. Akad. 1883. S. 1; Wied. Ann. Bd. 19, S. 130. 1883. 



Abh. d. IL Cl. d. k. Ak. d. Wiss. XVI. Bd. III. Abth. 90 



