676 



Ort 



Zeit- 

 Variom. 



Pi 



P2 



Pi—P2 



Corr. auf 107,0 

 des Zeit-Var. 



Ma.gn. minus 

 Multipl. 



Magnetometer . . . 



P 

 107,12 



104,30 



p 

 95,57 



P 

 + 8,73 



P 

 — 0,24 



P 



+ 8,49 



P 

 + 0,77 



Multiplikator . . . 



106,98 



104,00 



95,86 



+ 8,15 



+ 0,04 



+ 8,19 



Magn 



106,82 



104,37 



95,30 



+ 9,07 



+ 0,36 



+ 9,43 



+ 0,97 



Mult 



106,96 



104,30 



95,65 



+ 8,65 



+ 0,08 



+ 8,73 



+ 0,87 



Magn 



106,95 



104,87 



95,20 



+ 9,67 



+ 0,10 



+ 9,77 



+ 0,89 



Der Drehungswinkel des Rahmens mit den Ablenkungsmagneten be- 

 trug zwischen den Anschlägen 2 (/) = 65", der Skalenabstand A = 252 mm 

 = 504 Sk.-T. Also entspricht die Einstellungsdifferenz von 1 Sk.-T. einer 

 relativen Aenderung des horizontalen Erdmagnetismus um |^(tg 32°,5)/1008 

 = 0,000316. Am Orte des Multiplikators ist nun die Differenz um — 0,89 

 Sk.-T. grösser, der Erdmagnetismus also um — 0,89-0,000316 = — 0,00028 

 Teile grösser als an dem Orte des Magnetometers. 



Aus ebensolchen Vergleichungen ergab sich am Orte des Multipli- 

 kators der horizontale Erdmagnetismus relativ grösser als am Orte 



der Tangentenbussole 1886 bei zwei Messungen 



um --0,00021 und — 0,00029, also im Mittel um —0,00025 



des nördlichen Magnetoraeter um — 0,00013 



des südlichen „ „ —0,00008 



also der beiden Magnetometer 1886 im Mittel um — 0,00011 



des östlichen Magnetometers um -|- 0,00008 



des westlichen „ „ —0,00028 



also der beiden Magnetometer 1887 im Mittel um — 0,00010. 



Gesammtcorrection der magnetischen Felder. 



51. Wir wolle-n gleich durch Hinzunahme der instrumentellen Ein- 

 flüsse (§ 48. 49) die für die Rechnungen notwendigen Gesammtcorrectionen 

 bilden. H sei das magnetische Feld der Multiplikatoruadel. H' dasjenige 

 der anderen Nadel. Die anzugebenden Zahlen bedeuten alsdann den Wert 

 {H~H')/H. 



