677 



An der Tangentenbussole 1886 ist noch zu berücksichtigen, dass der 

 Multiplikatormagnet an deren Orte eine Abschwächung des Erdmagnetis- 

 mus um 0,00006 hervorbrachte, wie sich durch Beobachtungen an einem 

 am Platze der Tangentenbussole aufgestellten Intensitätsvariometer ergab 

 und durch Rechnung aus den Coordinaten der Orte bestätigt wird. 



Es ist also für die Tangentenbussole 1886 I (Magnetometer Nr. 1) 



{H—H')/H= — 0,00025 — 0,00006 + 0,00006 + 0.00036 = +0,00011. 



Tangentenbussole 1886 II (Magn. Nr. IIl) 



— 0,00025 — 0,00005 + 0,00006 — 0,00053 = — 0,00077. 



Für die Magnetometer haben wir einfach zu den Zahlen von S. 676 

 die Instrumentaleinflüsse Sp Multiplikator minus ^ Magnetometer hinzu- 

 zufügen. 



1886 I, Magn. Nr. 11 und III; |(§2 + Ö3) = |(— 0,00050 + 0,00043) 



= —0,00004 also (^—F')/^ =— 0,00011 — 0,00006 + 0,00004 



= — 0,00013. 



1886 II, Magn. Nr. I und II: |(C), +C2) = i (— 0,00041 — 0,00055) 



= —0,00048 also (fl'—5')/F= — 0.00011 — 0,00006 + 0,00048 



= + 0,00031. 



1887, Magn. Nr. IV und V; |(§4 + Ö5) = i (— 0,00005 + 0,00003) 



3= _ 0,00001 also (£?—ff')/fl'= — 0,00010 — 0,00005 + 0,00001 



= — 0,00014. 



Bei einigen Messungen von M H wurde nur das Magnetonieter V 

 gebraucht, dann kommt 



(B—H')/H= — 0,00010 — 0,00005 — 0.00003 = — 0,00018. 



Zeitliche Aenderungen der erdmagnetischen Horizontal- 

 inte nsität. 



52. Das für diese Bestimmungen gebrauchte Intensitätsvariometer 

 mit vier Ablenkungsstäben ') hat den Skalenabstand = 506 Sk.-T. Der 



1) F. K. Wied. Ann. Bd. 15, S 540. 1882. 



90* 



