678 



Temperaturcoefficient der Stäbe ist = 0,00098. Die Aufstellung fand 

 immer so statt, dass wachsende Einstellung einen zunehmenden Erd- 

 magnetismus bedeutete. Der Winkel q) der Direktionskraft der Ablenk- 

 ungsstäbe mit dem Meridian war 1886 ip = 32°,5, 1887 cp = 32*^,0. Es 

 bedeutet also ein Skalenteil die relative Zunahme des horizontalen Erd- 

 magnetismus um E = tg (f/10l2 ] also gilt 



1886 ^=0,00063 und 1887 ^=0,00062. 



Ein Grad Temperaturerhöhung bewirkt eine Zunahme der Einstellung 



1886 um 1,55^ und 1887 um 1,58^. 



Um zufälligen Temperaturschwankungen entzogen zu sein befand das 

 Variometer mit einem in ^5*^ geteilten Thermometer sich unter einem 

 Pappkasten, aus welchem nur Fernrohr und Skale hervorragte. 



Controlen für die Dämpfungsbeobachtungen. 



53. Der Magnet und die auf denselben gesteckten Belastungsge- 

 wichte sind Stromleiter. Die letzteren sind allerdings zur Vermeidung 

 von Cirkularströmen aufgeschnitten. Immerhin war zu constatiren, ob 

 nicht die Ströme, welche von dem Strome im Multiplikator rückwärts in 

 diesen Leitern inducirt werden, einen merklichen Teil der Dämpfung be- 

 wirken. Zu dem Zweck wurde der Magnet durch einen ebenso gestal- 

 teten Stab aus elektrolytischem Kupfer ersetzt, den man nun, mit Be- 

 lastungsgewichten oder ohne dieselben, im Multiplikator schwingen Hess. 

 Man bestimmte seine Dämpfung, wenn der Multiplikator stromfrei war 

 oder wenn er von einem kräftigen Strom durchflössen wurde. Würden 

 die in dem Leiter inducirten Ströme merklich däinpfen, so würde also 

 die Dämpfung mit Strom grösser ausfallen müssen als ohne Strom. Der 

 Strom 0,01 [cm, g] bewirkt über 80*^ Ablenkung einer in den Multipli- 

 kator gestellten Bussole. Man erhielt 



Stromstärke = " 0,001 0,005 0,01 [cm, g] 

 brigg. log. Decrem. 



für den Kupferstab 0,00172 0,00172 0,00170 0,00171 



mit Gewichten 0,00192 0,00192. 



