679 



Ein merklicher störender Einfluss im schwingenden Systeme ist hier- 

 nach ausgeschlossen. 



Skalenabstände A. 



Correctionen der gemessenen Skalenabstände. ^) 



54. Diese setzen sich zusammen aus 



1) dem Abstände der Spiegelfläche von dem Aufhängefaden, wenn 

 nämlich der Abstand von dem Faden an gemessen ist, wie meistens ge- 

 schah. Dieser Abstand wurde mit den zugeschärften Glasmaßstäben ge- 

 messen (§ 26), 



2) der Dicke eines Glasspiegels, 



3) der Krümmung eines Spiegels, aber nur, wenn die Spiegelfläche 

 excentrisch gegen den Faden liegt, was nur bei dem Multiplikator der 

 Fall war, 



4) der Dicke des Deckglases, 



5) dessen Krümmung, die aber bei den Magnetometern schon in der 

 Bestimmung von ^ (§ 49) enthalten ist, 



6) der Spiegelneigung gegen die Verticale, 



7) einer schiefen Stellung der Skale, die aber nur bei einigen Mes- 

 sungen 1887 eine auch hier sehr kleine Correction verursachte, 



8) einer Krümmung der Skale, welche auch immer geringfügig war 

 und meistens direct an den gemessenen Skalenabständen gleich in Rech- 

 nung gesetzt worden ist. 



Wir wollen zunächst die für jedes Instrument constauten Correctionen 

 1 bis 5 zusammenstellen. 



55a- Correctionen für den Multiplikatorspiegel. 



Correction 

 tnm 



Vordere Spiegelfläche vor dem Aufhängedraht 13,11mm 

 (1886 I) —13,11 



1) Vgl. F. K. Wied. Ann. Bd. 31, S. 95. 1887. 



