680 



Correction 

 mm 



Optische Dicke des Spiegels, bestimmt durch Einstellung 

 eines Mikroskops auf einen Punkt der vorderen Glasfläche 

 und dann auf dessen Spiegelbild. Die notwendige Verschie- 

 bung des Mikroskopes betrug 4,06 mm. + 2,03 



Deckglasdicke =2,85 mm —2,850,53/1.53 =— 0,99 



Krümmungshalbmesser des Spiegels, aus Object und Bild- 

 weite bestimmt (1. c. S. 98) = — 186000mm; Abstand von 

 der Drehungsaxe = 11mm; Skalenabstand = 3000 mm; Cor- 

 rection =— 3000 ■ 11/186000 = — 0,18 



Deckglaskrümmung: Brennweite, aus Object- und Bild- 

 weite bestimmt (1. c. S. 99) = — 700000 mm; Abstand vom 

 Spiegel = 30mm. Also Correction = — 30-2970/(— 7000 00) =+ 0,13 



Summa = — 12,12 



1886 II ist die erste Correction = — 13.19. Die Spiegelnormale 

 war damals horizontal. 1886 I kommt wegen Neigung noch -f 0.03 mm, 

 so dass man im ganzen hat 



z/^= — 12,09 1886 I und —12,20 1886 II. 



1887 werden genaue Skalenabstände nicht verlangt. 



55b. Correctionen für die Magnetometerspiegel. 

 Magnetometer I mit Stahlspiegel. 



Correction 

 mm 



Spiegelnde Fläche vor dem Cocon — 0,98 



Deckglasdicke = 3,83 mm — 1,33 



J A=: —2,31. 



Bei dem Gebrauche dieses Magnetometers in der Tangentenbussole 

 (1886 I) wurde der Skalenabstand von der Spiegelfläche gemessen, also 

 ist nur J A ^= — 1,33 mm anzubringen. 



