682 



Die Protokolle ausführlich wieder zu geben, wäre zu weitläufig. Ich 

 bemerke, dass jede Messung variirt, jede Ablesung von zwei Beobachtern 

 ausgeführt wurde, stets in guter üebereinstimmung, und dass, um gröbere 

 Versehen, vielleicht aus Ablesefehlern in den cm herrührend, sicher aus- 

 zuschliessen, auch noch direkte Schätzungen der Abstände mit zwei an 

 einander gelegten Zwei-Meterstäben oder einem Bandmaaße ausgeführt 

 wurden. Man darf jeden Skalenabstand auf höchstens 1/10000 als sicher 

 ansehen. 



Skalenabstände des Multiplikators und der Tangentenbussole 1886. 



Multiplikator 1886 I Jan. 31 Feb. 1 Feb. 2 Feb. 9 



Vom Aufhängedraht zur Skale 3006,138 3006,31 3006,30 3005,97 mm 

 Correction (§ 55a) -12,09 



^=2994,29 2994,22 2994,21 2993,88mm 



Tangentenbussole 1886 I (Magnetometer Nr. I). 



Von der Spiegelfläche zur Skale 3002,15 3002.16 3002,05 3002,75mm 

 Correction (§ 55 b) —1,33 



Wegen Spiegelneigung -[-0,07 



^' = 3000,89 3000,90 3000,79 3001,49 mm 



^ = 1,00220 1,00223 1,00220 1,00254. 



In der Verticalebene der Skale war nämlich die Spiegelnormale um 

 iV = -f- 6 oam, die Visirlinie um F = — 30 mm über der Spiegelmitte. 

 Die Correction wegen Spiegelneigung beträgt also 



N{N -F)/SOOO = + 0,07 mm. 



Multiplikator 1886 II Aug. 6 11 16 



Vom Aufhängedraht zur Skale 3001,31 3001,37 3001,20 mm 



Correction (§ 55 a) -12,20 



Ä = 2989,11 2989,17 2989,00ram 



