683 



Tangentenbussole 1886 II (Magnetometer Nr. III). 



Aug. 6 11 16 



Von der Vorderfläche des Spiegels 2991,13 2991,29 2990,90 mm 

 Correction (§ 55 b) 

 Wegen Spiegelneigung 



^'=2990,40 2990,56 2990,17 mm 

 ^ = 1,00043 1,00046 1,00039 



(AT 



19mm, F = — 56mm, iV(Ar-Fj/3000 = —0,23mm.) 



Skalenabstände der Magnetometer für M/H. 



57. Der Magnet wirkte immer auf zwei Magnetometer gleichzeitig. 

 Die letzteren wurden dann für eine zweite Beobachtungsreihe so mit 

 einander vertauscht, dass die Cocons genau dieselben Plätze einnahmen 

 (vgl. § 24). Die Skalenabstände waren 1886, bei den Ablenkungen aus 

 „zweiter Hauptlage", im Norden und Süden so nahe gleich, dass man 

 alles mit Mittelwerten rechnen kann. 



Auch die Spiegelneigung kann, da die Skalen gleich hoch lagen, für 

 jedes Instrument gleich zusammen behandelt werden. F und N bedeuten 

 wieder die Höhen der Visirlinie und der Spiegelnormale über der Spiegel- 

 mitte. Der Skalenabstand ist ungefähr A = 3000 mm. Die Correction 

 wegen Spiegelneigung ist dann -\- N{N—F)/A. Unter diesen Zahlen 

 steht die Correction des betreffenden Magnetometers für den Skalenab- 

 stand, wenn letzterer, wie hier immer geschah, zunächst als Horizontal- 

 abstand der Skale vom Cocon gemessen worden war. 



Die Zahlen bedeuten hier alle mm. 



1886 Februar 

 Magnetometer Nr. II III* 



F=~\- 61 +102 

 iV=— 18 

 N{N—F) 



3000 = + '^'47 

 Corr. § 55b = — 1,16 

 Summe JA-= — 0ß9 



Mitteln -1,60 



+ 33 



— 1,42 



-1,08 



— 2,50 



I 



+ 14 



— 12 



+ 0,10 



— 2,31 



— 2,21 



1886 August 



+ 



II 



18 

 13 



0.13 



— 1,16 



- 1,03 

 1,62 



* Dies ist allerdings dasselbe Magnetometer wie 1886 II in der Tangentenbussole. Aber im 

 letzteren Falle waren Gewichtchen aufgeklebt, welche die Neigung änderten. 



Abb. d. II. Cl. d. k. Ak. d. Wiss. XVI. Bd. III. Abth. 91 



