685 



Multiplikatorconstante G' der Tangentenbussole 1886. 



58. Das Verfahren bei der Bestimmung des mittleren Halbmessers 

 r ist früher beschrieben worden.^) 



Halbmesser r. Derselbe war früher bei 13*^ = 20,1440 cm be- 

 stimmt worden, welche Zahl wegen einer Correction der Normaltempe- 

 ratur des Vergleichsmeters selten der kais. Normalaichungscommission 

 auf 20,1431 abzuändern ist. Neue Messungen der Herren Kreichgauer 

 und Heydweiiler gaben 20,1410 cm. Indem ich der letzteren Messung 

 wegen ihres neueren Datums das doppelte Gewicht beilege, setze ich für 

 die Beobachtungstemperatur 



130 1886 I r = 20,1417cm 

 20° 1886 II r = 20,1442 cm. 



Magnetometer. Es wurde gebraucht (§ 22) 1886 1 das Magneto - 

 meter Nr. I mit Stahlspiegel von 2,08 cm Durchmesser d. h. l = 1,66 cm 

 äquivalenter Nadellänge (§ 46). 



1886 n stand in der Tangentenbussole des Magnetometer Nr. HI 

 mit Elfenbeingehäuse und Luftdämpfer; { = 1,56 cm. Ueber den magne- 

 tischen Localeinfluss vgl. § 51. 



Die Constante G' wird berechnet, wenn h die Breite, h die Dicke 

 des Kupferstreifens, l die Länge, a den mittleren Abstand der zur Zulei- 

 tung dienenden geradlinigen Kupferstreifen, { die Nadellänge bedeutet,'^) 



r?' - ^/l 4_ i^_ i^_^!:±ii-4_ 3 l\ 17) 



Ausser obigen Werten noch li = 0,41, h = 0,86, a = 0,52, l = 13 cm 

 eingesetzt erhält man für die beiden Magnetometer und die Temperaturen 

 130 und 20« 



für 1886 I G' = 0,31189, 



für 1886 n G' = 0,31181. 



1) F. und W. K. Wied. Ann. Bd. 27, S. 19. 1886. 



2) ib. S. 21. 



91* 



