690 



und der Correctionsfactor K in der steilen Klammer, welcher hauptsäch- 

 lieh durch das Glied y\ — ^ = 0,00762 bedingt wird, hat, da das mit e 

 veränderliche Glied f — j— bei seiner Kleinheit kaum einen Einfiuss hat, 



den Constanten Wert 



1,00769. 



64, Zahlenwert der Gal vanometerconstante des grossen 

 Rahmens. In der Formel 



die unter § 60 bis 63 gegebenen Werte eingesetzt, erhält man 



1887 JuH 13 18 21i 21ii 29 Oct. 19 29 



(?"=: 2,6947 2,6946 2,6945 2,6947 2,6946 2,6940 2,6950. 



Vergleichung der beiden zur Tangentenbussole gebrauchten 



Stromkreise. 



65. Die Tangentenbussole bildet die Grundlage der ganzen Messung. 

 Da die beiden Hauptresultate um 12/10000 auseinandergehen, so hielt 

 ich für gut, noch eine direkte Vergleichung beider Stromkreise vorzu- 

 nehmen. Denn es genügt ein Fehler von 6/10000 in der Galvanometer- 

 constante, um diesen Unterschied zu erklären und da der erste Strom- 

 kreis aus einem 4 mm dicken Kupferkreis besteht, bei welchem, wenn 

 auch eine ungleichmässige Stromverteilung von dieser Wirkung äusserst 

 unwahrscheinlich ist, dieselbe doch nicht mit unbedingter Sicherheit ver- 

 neint werden kann, so erschien dies um so mehr geboten. 



Es wurden mit Hilfe der Herren Heydweiller und Sheldon über die 

 bei der Ohmbestimmung gebrauchten Windungen des grossen Rahmens 

 vier neue Windungen von brutto 0,26 mm dickem besponnenem Draht 

 gelegt, die, weil sie sich in die Vertiefungen des bifilar gewundenen 

 unteren Drahtes einlegten, eine Breite von reichlich 4 mm einnahmen und 

 daher mit dem Bandmass gut ausgemessen werden konnten. Der Isolir- 

 widerstand zwischen den alten und neuen Windungen betrug mehr als 

 4.10^ Ohm. 



