691 



Der Umfang betrug mit dem Bandmass gemessen 502,11cm, der 

 hieraus berechnete Halbmesser 79,913 cm. Davon ab die halbe Band- 

 massdicke 0,009 und die halbe Drahtdicke 0,013 cm bleibt der Halb- 

 messer R = 79,891cm. Für den zweiten Beobachtungssatz gilt B. 

 = 79,886 cm. Zur Messung verwendete ich das Magnetometer HI, welches 

 den Polabstand l ^= 1,56 cm seiner Nadel hat, also beträgt die Galvano- 

 meterconstante &=, der vier Windungen 



Go — 



2?r-4 



(l+f^^^) = 0,31461 bez. 0.31463. 



G2 ist also der Constante des kleineren dicken Stromringes (§ 58) 

 so nahe gleich, dass nun zur Vergleichung beider Stromringe ein durch- 

 aus einwurfsfreies einfaches Verfahren gewählt werden konnte. 



Beide Stromkreise wurden nämlich genau gegen die Magnetometer- 

 nadel centrirt vertical nordsüdlich aufgestellt und nun derselbe Strom 

 durch beide erst entgegengesetzt gesandt und dann gleich gerichtet, in- 

 dem man den Strom im kleineren Ringe commutirte. Bei ersterer Schal- 

 tung werde der (Doppel-) Ausschlag = x, bei letzterer = X gefunden, 

 letzterer Wert der Tangente /des einfachen Ausschlages proportional cor- 

 rigirt. Dann ist, wenn i die Stromstärke vorstellt, 



woraus 



(^3 -\^G')i = C- X (G, — G) i = C-x, 



^2 _ ■X^+^ — 1 I ^ 19/' ^"l' 



21) 



Zwei Beobachtunffsreihen bei 17*^ ergaben die Mittelwerte aus meh- 



reren gut stimmenden Zahlen 



X 

 mm 



3,28 

 4,03 

 3,95 



X 



mm 



747 

 901 

 888 



Go/G' 



1,00882 

 1,00900 

 1,00894 



4,93 

 5.06 

 4,99 



HOB 

 1122 

 1114 



Mittel ^'^ = 1.00892 



woraus G' =0,31183 



Abb. d. IL Cl. d. k. Ak. d. Wiss. XVI. Bd. III. Abth. 



G,/G' 



1,00899 

 1,00907 

 1,00900 



1,00902 

 0,31182 



92 



