693 



jenigen des Multiplikators nahe gleich gemacht hat. Man dreht nun den 

 Multiplikator auf seiner horizontalen Kreisteilung um gemessene Winkel 

 und beobachtet gleichzeitig die Einstellungen seiner Nadel und derjenigen 

 des Hilfsgalvanometers. Die kleinen Schwankungen des letzteren zieht 

 man von der Einstellung der Hauptnadel ab und befreit so die letztere 

 von den Aenderungen der Stromstärke und des Erdmagnetismus. Diese 

 Correctionen sind an den unten gegebenen Zahlen bereits angebracht. 



Ist nun bei einer Beobachtung die Ablenkung x der Nadel aus ihrer 

 Ruhelage an einer Scale vom Abstände A beobachtet worden, stellt also 



den vorläufig in Bogengraden gemessenen Ablenkungswinkel vor, ist ferner 

 hierbei der Multiplikator aus seiner dem magnetischen Meridiane paral- 

 lelen Stellung um Grade gedreht worden, so ist der Richtungswinkel 



Wenn C eine für denselben Strom constante Zahl bedeutet, so wird 

 nun sein 



Ö(l— g(/:2j = Csincf. 



In der Parallelstellung (9; = 0) werde der Ausschlag «o beobachtet, 

 so ist ebenso 



(9 — C ■ sincfp; 



also 



1 sin a^ — sin a 

 gi* sin a^ 



Mit Rücksicht auf 

 kann man hierfür setzen , 



'^~ (f^' x^ \ ^ Ä" / 



oder endlich, weil x und x^ nicht sehr verschieden sind, 



92* 



