695 



DraMringe erhalten wurde, ergaben die Werte 0,000409 0,000426 

 0,000411 0,000410. Im Mittel also würde zu setzen sein 



0,000414. 



Der Wert ist bis jetzt auf den in Bogengraden gemessenen Rich- 

 tungswinkel (p bezogen. Rechnen wir für unsere Zwecke in absolutem 

 Winkelmass, so wird (f im Verhältnis 57,3 kleiner, g also im Verhältnis 

 57,3^ = 3283 grösser. Also ist zu setzen 



g = 0,000414-3283 = 1,360, 

 und 



(?^ = 6^(1 — 1,360 -y^) 24) 



66b. Inconstanz des Multiplikators II, 1887, Einfacher 

 noch als das vorige Verfahren wird die Bestimmung der Inconstanz der 

 Multiplikatorfunktion, indem man die Stromwirkung des Multiplikators 

 auf seine Nadel durch denselben Strom oder einen Zweig desselben, 

 welcher in einer constant stehenden Leitung fliesst, compensirt. 



Der grosse Ring (§ 20) lieferte hierzu einfach das Mittel. Der 

 Strom wurde so, wie bei der Bestimmung der Multiplikatorfunktion 

 selbst (§ 21), verzweigt, nun der Multiplikator gedreht und die Einstel- 

 lung der Nadel aus einigen ümkehrpunkten abgeleitet. Sodann führte 

 man denselben Strom, unter Ausschaltung des Multiplikators (dessen eigener 

 Widerstand nicht in Betracht kommt), durch die Tangentenbussole allein 

 und beobachtete den Nadelausschlag. 



Jedesmal wurden die Ausschläge nach beiden Seiten gemessen, indem 

 man conmutirte. Die unten mitgeteilten Zahlen sind also Doppelaus- 

 schläge und zwar immer Mittelwerte aus mehreren Beobachtungen. 



Ist wieder der Ausschlag bei der Parallelstellung der Nadel = a^o, 

 bei dem Richtungswinkel (f aber = x, während X den (auf tg corrigirten) 

 Ausschlag der Tangentenbussole allein bedeutet, so hat man 



G =C{X — x,l 



G^ = G{\—c^cf-') = C{X-x\ 

 also 



9 = Al^-- 25) 



