700 



Wir setzen 

 Dann ist also 



oder 



oder (nach 29 a) 



'h + f^.2 4- • • + ^9 = ®- 

 ^[10000] = 10-10000o4-® 



lOOOOo = y\j ^[10000] —yV® 

 10000o= 10000 + 10 z/ — ^®. 



31) 



32) 



Um alle veränderlichen Zuleitungswiderstände auszuschliessen, wurden 

 diese Widerstandsvergleichungen so ausgeführt, dass man die zu ver- 

 gleichenden Stücke nach einander auf einen nahe gleichen Widerstand 

 eines gewöhnlichen Siemens'schen Rheostaten zurückführte. Letzterer be- 

 fand sich in dem einen Zweige, das andere Stück im anderen Zweige 

 einer gewöhnlichen Differentialverzweigung (Fig. 5). Man beobachtete die 

 Nadeleinstellung ohne Strom, dann diejenige bei Stromschluss, endlich 

 diejenige nach Hinzufügung eines kleinen Rheostatenwiderstandes und 

 interpolirte denjenigen Rheostatenwiderstand, welcher die Nadel auf ihre 

 Nullstellung bringen würde. Genaue Gleichheit der Zweige des Differen- 

 tialgalvanometers wird wie man sieht bei diesem Verfahren nicht verlangt. 



Die sämmtlichen Messungen waren in weniger als 10 Minuten aus- 

 geführt und boten niemals die geringste Schwierigkeit. 



Die Vergleichung von [10000/10] mit ^[100] wurde immer vor und 

 nach dem Stromdurchgange ausgeführt. Aus den beiden um höchstens 

 V 10000 auseinandergehenden Resultaten wird das Mittel genommen. Mei- 

 stens wurden auch die Zehntausender vorher und nachher verglichen, 

 wobei nennenswerte Unterschiede nicht vorkamen. 



Als Beispiel wird die erste Bestimmung von 1886 Jan. 30 genügen. 



Es war 



zu Anfana: 



[I^5_»] = 1002,12 



zum Schluss 



1002,08 des Siem. Rheostaten 

 1002,45 „ 



^[100]= 1000 = 1002.38 

 also nach 29 J= —0,26 —0,37 Siem. 



Mittel z/ = — 0,31 Siem. 



