706 



70 a- Zur Prüfung vollkommener Isolation wurde 1887 

 Juli 13 eine Messung so angestellt,, dass sowohl die Hunderter als die 

 Zehntausender hintergeschaltet waren, so dass die Verzweigungswider- 

 stände 1000 und ungefähr 100000 betrugen. Ein Isolationsfehler hätte 

 nun einen erheblich anderen Wert für G ergeben müssen. Die Aus- 

 schläge waren jetzt freilich klein; man stellte eine grössere Zahl von 

 Beobachtungen an. 



Das Stromverhältnis ist jetzt (§ 68, Formel 28) 



i_ _ JR + w + 100 

 i ~ 1000 "■ 



Nun war E = 100000 + 100 z/ (Formel 29 a). Da z/ =z — 1,03, 

 w=l,4, so ist ^'/^■= 100,90. Beobachtet wurde 2a;p = 0,241 2X=101,2. 

 Also kommt (Formel 37) 



G^ = (y"~^±-'^= 273,19, 

 i X — Xq 



d, h. ein innerhalb der Fehlergrenze mit dem anderen übereinstimmender 

 Wert. 



Mittelwerte der Multiplikatorconstante G. 



70 b. Die Zahlen zerfallen in vier Gruppen. 1886 Jan. 30 bis 

 Feb. 2, dann Feb. 9 für sich, da der Magnet hier frisch aufgehängt 

 wurde. Weiter 1886 August, wo der Magnet mit den Gewichten be- 

 schwert war und 1887 der Multiplikator Nr. II mit constant aufge- 

 hangenem Magnet. 



Innerhalb der einzelnen Gruppen stimmen die Resultate so gut man 

 erwarten darf überein. Nur der letzte Wert 1887 Oct. 29 weicht um 

 0,00055 von dem Mittelwerte ab, also um einen grösseren Betrag als die 

 einfache Versuchsanordnung hier erwarten lässt.^) 



Die Stellung des Magnets zum Multiplikator wurde immer nach Höhe 

 und Seitenverschiebung controlirt. Besondere Versuche hatten gezeigt, 



1) Vor dieser Bestimmung waren die Instrumente durcli Unvorsichtigkeit verschoben worden. 

 Ein Versehen bei der Neu-Orientirung ist freilich unwahrscheinlich, aber nicht undenkbar. 



