707 



dass innerhalb der vorkommenden Aenderungen die Galvanometercon- 

 stante auf '/loooo constant war. 



Hygroskopische Aenderungen des Multiplikatorrahmens könnten die 

 Constante etwas beeinflussen, doch ist dies schwer festzustellen. 



Ich setze für G in jeder Gruppe den Mittelwert. Man würde also 

 haben 



1886 bis Feb. 2 Feb. 9 August 1887* 



6^ = 274,472 274,58 274,207 273,153 



Verhältnis des Stabmagnetismus zum Erdmagnetismus ^ 



Die Beschreibung der Instrumente und deren Handhabung s. § 2 2 ff. ; 

 Skalenabstände § 57, Torsionscoefficienten § 47, magnetische Lokalein- 

 flüsse § 51, Polabstand des Magnets § 42, der Magnetometer § 46. 



1886 geschahen die Ablenkungen aus der zweiten, 1887 aus der 

 ersten Gauss'schen Hauptlage. 



Abstand a des Magnets von den Magnetometern. 



71. Gemessen wurde der Abstand 2 a der beiden Teilstriche des Zwei- 

 meterstabes, vor denen die Magnetometercocons aufgestellt wurden (§ 24). 

 Der Abstand beträgt 



1886 Februar 2a = 199,965cm a= 99,982cm 



1886 August 200,010 100,005 



1887 August 209,404 104,702 

 1887 Oct. 21 209,406 104,703 

 1887 Oct. 30 186,007 93,003 



Formeln zur Berechnung von M/H. 



72. M' sei zunächst der Eigenmagnetismus des Stabes in der Ost- 

 westlage, H' die Horizontalintensitäit im Magnetometer, <i der Wirkungs- 



* Nur 1887 Juli 16, wo der Multiplikator während der Dämpfungsbeobachtungen um 0*',35 

 gegen die Maximalstellung verdreht war, ist zu setzen 273,153 • cos (f,^b = 273,148. 

 Abh. d. IL Cl. d. k. Ak. d. Wiss. XVI. Bd. III. Abth. 94 



