709 



Nun ist der Unterschied des Längs- und des Quer-Inductionscoeffi- 

 cienten ,« und ,u' (§ 45) 



a — ,«' = 69,6 — 5,4 = 64,2. 



Für HIM', welches sich innerhalb der Grenzen 1/36600 und 1/36900 

 hält, kann man den Mittelwert 1/36800 = 0,0000272 setzen. Demnach 

 ist für alle Versuche 



lfo= M'- 1,00174. 



2) An Stelle von H', welches für den Ort und den Instrumental- 

 einfluss der Magnetometer gilt, ist einzuführen der für den Multiplikator 

 geltende Wert H^. Zu diesem Zweck muss also M'/H' noch multiplicirt 

 werden mit 



^ - 1 _ ^o-g' 



Man erhält mit Rücksicht auf die Kleinheit der Glieder also 



H' 



^"=f(l+p) wop = 0,00174-^ 



41) 



(Ho — S')/Hq s. § 51, wo Hq mit H bezeichnet ist. 



Zahlenwerte für P und p. S ist constant = 16,08cm (§ 42). 

 Entnimmt man die übrigen Grössen der Formeln 39 I aus § 46, & aus 

 § 47, a aus § 71, so erhält man 



Tab. 4. 





Magneto- 

 meter Nr. 



I 



3 



a 



P 



Ho-H' 

 Ho 



P 



1886 Feb. 



II u. III 



cm 

 1,6 



0,00006 



cm 

 99,982 j 



- 

 P2 = 1008870 j 



— 0,00013 



+ 0,00187 



- Aug. 



I u. II 



1,5 



0,00009 



100,005 



1009630 



+ 0,00031 



+ 0,00143 



1887 Juli 



IV u. V 



1,6 



0,00026 



104,702 



Pi= 567360 



— 0,00014 



+ 0,00188 



Ebenda 



nur V 



2,0 



0,00013 



104,702 



567330 



— 0,00018 



+ 0,00192 



1887 Oct. 21 



IV u. V 



1,6 



0,00035 



104,708 



567430 



- 0,00014 



+ 0,00188 



, Oct. 27 



IV u. V 



1,6 



0,00035 



93,003 



396420 



l 



— 0,00014 



+ 0,00188 



94" 



