716 



sind durchschnittlicli um 0,05 mm grösser, was einem Fehler von etwa 

 1/6000 in dem Unterschied der angenommenen Instrumentaleinflüsse ent- 

 sprechen würde. Mit Rücksicht auf die Verwendung von fünf verschie- 

 denen und recht ungleichen Magnetometern kann man als ziemlich sicher 

 annehmen, dass kein merklicher von den magnetischen Einflüssen her- 

 rührender Fehler in dem Resultat steckt. 



Doch wird man den Messungen 1887, weil sie mit Magnetometern 

 angestellt worden sind, die überhaupt so gut wie keinen magnetischen 

 Einfluss zeigten, einen Vorzug einräumen müssen. 



Logarithmisches Decrement A bei geschlossener Kette. 



76. Allgemeines. Um von der Vergleich ung der Multiplikator- 

 leitung mit dem Quecksilberwiderstand zu den Dämpfungsbeobachtungen 

 überzugehen, ist nach Fig. 13 nur die Umlegung eines Quecksilberbügels 

 notwendig, so dass also in beiden Fällen ganz die gleiche Leitung zur 

 Beobachtung kam. 



1886 Februar schwingt der Magnet allein mit dem Dämpfungs- 

 verhältnis etwa Ä; = e^ = 4,0 und der Schwingungsdauer t = 8,2 sec. 

 Später kam durch die Belastungsgewichte (§ 13) etwa ^ = 2,2 und 

 T = 13,6 sec. 



Die Schwingungen wurden in regelmässiger Aufeinanderfolge mit 

 einem kleinen Magnetinduktor iV (Big. 3 und 4) hervorgebracht. Dessen 

 Spule ist 4,5 cm lang, hat 270 Windungen (bei der ersten Gruppe 160) 

 von 2 nmi dickem Draht und der inducirende Magnet besteht in der von 

 W. Weber angegebenen Weise aus zwei gleichen, mit gleichnamigen Polen 

 gegeneinander gerichteten Magneten von 0,9 cm Dicke, 9 cm Länge und 

 dem Magnetismus von je etwa 600 [cm, g]. Seine Fernwirkung auf den 

 Multiplikator oder das Variometer war stets unmerklich. Die Anschläge 

 sind so regulirt, dass in der Nachbarschaft der äussersten Stellungen die 

 Induction verschwindet. 



Ich will noch bemerken, dass vor dem Beginn eines Satzes von 

 Därapfungsbeobachtungen sorgfältig beachtet wurde, dass die Nadel keine 



