ОПЫТЪ ИЗСЛЬДОВАНТЯ ПРИНЦИИА ДОПЛЕРЪ-ФИЗО, ИТ, Д. 463 
зеркала 20 Х 105 Х 3 шм. Зеркала вставлены концами въ соотвфтетвующе 
прор$зы дисковъ изъ алюмишя и вывфряются каждое 6-ю винтами. ВЪеъ 
зеркалъ одинаковый. Дламетръ ДИСковЪ, ВЪ Которые ветавлены зеркала, 
равенъ 250 шш. Каждое колесо наглухо надфто на оси двухъ динамо- 
машинъ (всего четыре машины) завода г. г. Сименеъ и Гальске. Каждая 
машина работаетъ при напряжени въ 50 В. и силБ тока до 3 Амперъ и 
номинально должны дфлать 6000 оборотовъ въ минуту. Прежде поступ- 
лешя въ машины токъ проходить черезъ два магазина сопротивленя и 
черезъ амперметръ. Два коммутатора служатъ для перем$ны направленя 
вращен1я каждой пары машинъ. 
Колеса съ зеркалами расположены такъ, что узый пучокъ евЪта мимо 
перваго колеса (считая отъ гелостата) попадаетъ на зеркало 2-го и, отра- 
зившись нфсколько разъ отъ параллельныхъ зеркалъ, проходитъ мимо вто- 
рого колеса на щель спектрографа. Вс движуцяся части помфщены на 
одномъ чугунномъ штатив$ вЪсомъ въ 175 Фхунтовъ. Штативъ этотъ помф- 
щенъ на отдфльномъ прочномъ деревянномъ стол, ножки котораго вдавили 
себЪ гн$зда въ асфальтовомъ полу лаборатории. Передъ колесами (считая отъ 
гелостата) и нозади ихъ (между колесами и щелью спектрографа) по щиту 
съ узкими отверстйями для входящаго и выходящаго лучей. 
Я пользовался лучами солнца. Для этого служиль небольшой гелю- 
статъ съ часовымъ механизмомъ, выставляемый за южное окно лаборато- 
р на, предназначенномъ каменномъ кронштейн. 
Предварительные опыты показали, что отражеше отъ зеркалъ замф- 
чательно быстро теряетъ яркость и кромф того бфлый пучокъ послб нф- 
сколкихь отраженй превращается въ оранжевый. Это побудило меня 
устроить новый свфтосильный спектрографъ. Онъ состоитъ изъ коллиматора 
СЪ Фокусн. разст. = 11, метра, камеры съ Фокусн. разет. 1%) метра и 
трехъ сложныхъ призмъ (оптичесвя части работы Штейнгейля, Халле и 
Р ейнфельдеръ и Хертль). Камера и коллиматоръ деревянные, а коробка 
дая призмъ ‚ стальная. Весь спектрографъ стоитъ на четырехъ толстыхъ 
деревянныхъ винтахъ съ контргайками, на отдфльномъ прочномъ деревян- т. 
ЧОМЪ стол. Для увеличен!я устойчивости на Не 
положены тяжести, всего 280 Фунтовъ. Щель спектрограха, находится на . 
разстоян!и одного метра отъ колесъ съ зеркалами. | 
По вложенш кассеты въ камеру, она привинчивается винтомъ. Внутри 
камеры, передъ самой пластинкой, помбщены два экрана, которые м. 
_ ЗамБняются одинъ другимъ. Одинъ экранъ закрываетъ одну ен пластинки — 
(считая вдоль спектра), а другой закрываеть другую. о 
Передъ щелью, на разстояши нфсколькихь сантиметровъ, находятся —— 
= ‚ 
_ Иа отдБльномъ штатив затворъ, позволяющий открывать любую половину а. 
Физ.-Мат. стр. 177. 3 , 30*_ ем _. 
