1100 



которое вполне удовлетворяетъ вышеуказанныиъ требоваюямъ. Это есть 

 явлен1е п1эзоэлектрпчества. 



Есдц мы возьмемъ пластинку изъ кварца или турмалина, положимъ ее 

 на металлическое основаше, которое отведемъ къ земл-Ь, а сверху прикроемъ 



■ 



ее пластинкой изъ непроводящаго электричество вещества, наприм^Ьръ изъ 

 эбонита, янтаря и т. п., подложивши подъ нее тонкую металлическую пла- 

 стинку, а затЬмъ на эту эбонитовую пластинку произведемъ нормальное 

 давлен1е Р, то, какъ изв-Ьстно, на верхней поверхности кристалла, обращен- 

 ной къ эбониту, появится свободный Электр ическш зарядъ, который въ очень 

 шпрокихъ пред'Ьлахъ будетъ пропорцюналенъ давленхю Р Ч 



Этотъ зарядъ можно, конечно, изм-Ьрить; но, вм'Ья въ виду поставлен- 

 ную ц^ль, а именно опред^лен^е ускоренш, надо, чтобы соответствую щш 

 изм-Ьрительный приборъ, не только обладалъ достаточной чувствительностью, 

 но ишЬжь бы кром'Ь того очень малую емкость, исчезающе малую инерщю и 

 не вводилъ бы никакого собственнаго пер1ода колебашй. 



Этимъ услов1ямъ въ совершенств^^ удовлетворяетъ струнный электро- 

 метръ Ь1и2-Е(1е1тапп'а. 



Струнный эдектрометръ представляеть собою, какъ изв'Ьстно, тон- 

 чайшую металлическую нить, дхаметромъ въ несколько ми кроне въ, закр1^п- 

 ленную въ вертикальномъ положеши съ двухъ концовъ и помещенную между 

 двумя параллельными ножами, которые заряжаются отъ аккумуляторной 

 баттареи до потенщаловъ-нГи — V. Когда струна электрометра получаегь 

 н-Ькоторый зарядъ, то она выгибается и приближается къ тому или другому 

 ножу въ зависимости отъ знака заряда. При помощи микроскопа съ оку- 

 лярнымъ макрометромъ изм-Ьряютъ перем-Ьщенхе центральной части нити или 

 струны, п этимъ способомъ опред-Ьляютъ величину заряда или соответствую - 

 щаго ему потенщала. Въ достаточно широкихъ пределахъ отклоненхе нити 

 пропорцюнально заряду, но если этого даже и не было бы, всегда легко 

 составить табличку соответствующпхъ поправокъ. ИзмЬнен'шзугъ натяженш 

 нити и разности потенщаловъ на ножахъ можно по желан1ю ^^егушуоватъ 

 чувствительность этого электрометра, однако чрезмерной чувствительности 

 не следуетъ добиваться, такъ какъ тогда нулевое положеше прибора стано- 



не\ 



М 



Опытъ показываетъ, что, при получеши заряда и при достаточгшмь 

 кеп1и струны, такой электрометръ устанавливается практически момен- 



1 



д 



поверхность непроводника сдоемъ того же металла 



