1101 



тально, т. е. онъ им'Ьетъ ничтожно малую пнерцш, къ тому же онъ не обпа- 

 руживаетъ никакого собственнаго нертода колебан1Й. 



Для правильнаго д'Ьйств1я такого электрометра необходимо, однако, 

 чтобы отд-Ёльнын части его были хорошо изолированы, воздухъ внутри его 

 былъ-бы совершенно сухой (для осушки пользуются металлическимъ патрхемъ), 

 наружныя его части должны быть отведены къ земл^ и самъ электрометръ 

 окруженъ еще отведенной къ земл-Ь сеткой, для предохраиен1я его отъ 

 ВЛ1ЯН1Я всякихъ постороннихъ, вн'Ьшнихъ электрическихъ зарядовъ. 



Въ сл^чз^% когда заряды струны электрометра подвержены непрерыв- 

 нымъ изм1Ьнешямъ, то можно легко осуществить автоматическую запись 

 движен1я средней части струны электрометра. Для этой ц-Ьли сл-Ьдуетъ вы- 

 винтить окулярную часть микроскопа и приблизить объектнвъ микроскопа 

 къ струн-Ь настолько, чтобы въ разстоян1и, прим-йрно, 3-хъ метровъ полу- 

 чить д-Ьйствительное изображен]'е струны на поверхности вращающагося 

 регистрирнаго барабана съ горизонтальной осью покрытаго св-Ьточувстви- 

 тедьной бумагой. Струна осв-Ьщается съ противоположной стороны парал- 

 лельвымъ пучко1угь лучей отъ лампы Нернста, а передъ самымъ регистрир- 



* 



нымъ валомъ ставится горизонтальная цилиндрическая чечевица, концентри- 



рующая лучи въ вертикальной 



При помощи 



рагмы передъ регистрирнымъ приборомъ можно получить на светочу 



е» 



бумаг-Ь на св-Ьтломъ фоп^ довольно р-Ьзкую черную точку (изобра- 

 жен1е средней части нити). Регистрируя, такимъ образомъ, движеп1е струны 

 электрометра, причемъ полезно ставить передъ д1аФрагмой особую ширмочку 

 съ электромагнитомъ въ соединен1и съ контактными часами, для получения 

 оти^токъ времени (перехватыванхе падающаго пучка лучей, папрпм^ръ 

 черезъ каждую минуту), получается посл-§ проявлеп1я на черномъ фон-Ь Фо- 

 тографической бумаги св-бтлая кривая, передающая въ мал-Ьпшихъ деталяхъ 

 всЬ особенности движен1я струны электрометра. 



Бм'Ьсто того, чтобы ставить регпстрпрный прнборъ въ значите.тьномъ 

 разстоян1и отъ электрометра, что необходимо, чтобы достигнуть достаточпаго 

 увеличешя, можно съ б6льшпз1ъ удобствомъ воспользоваться микроФото1'ра- 



«# 



Ф1ец и регистрировать движете электрометра на разматывающейся Фото- 

 графической пленк-Ь. Тогда можно установить электрометръ и регистрпрпую 

 часть на томъ же самомъ основан1п, благодаря чему приборъ сделается 

 о^епь компактнымъ п удобпымъ для переноса съ одного »гЬста на другое. 



Посмотримъ теперь, какимъ образомъ можно воспользоваться такимъ 



^^лектрометромъ для опред-Ьленхя ускорешй. 



Въ црибор1Ь, представленномъ на чертеж-^ 2, надо на м^сто пластинки 5 



8»*сяя И. А. Н. 1915. 



