1115 



Резю]*]пруя все вышесказанное, можно пр1Йтп къ слЬдующпмъ заклю- 



ченшмъ : 



Бышеоппсанный прпборъ для непосредственнаго 0[1ред'Ьлен1я ускоренш^ 



какъ то показали спещальные лабораторные опыты, вполн-6 удовлетворяетъ 



своему назначенш. Онъ даеть прямо, безъ всякаго запаздыван1я, мгновенную 



величину ускорения и при томъ при совершенно произвольномъ закон-Ь дво- 

 жен1я. 



Прпборъ этотъ не обладаетъ никакимъ собственнымъ пер1одомъ коле- 

 бан1Й, пмЬетъ исчезающе малую инерщю п не обнаруживаетъ никакого 

 утомлен1я. Чувствительность его можегь быть регулируема по желанхю. 



Въ случаяхъ колебашй короткаго пер10да прпборъ этотъ является осо- 

 бенно удобнымъ, такъ какъ, при прочихъ равныхъ условхяхъ, чувствитель- 

 ность его быстро возрастаетъ съ уменьшен1емъ перюда. 



Опред-Ьленхе постоянной (переводнаго множителя) прибора не пред- 

 ставляетъ никакихъ затруднен1й и можетъ быть каждый разъ произведено 

 на м-Ьстй передъ наблюден1ями, причемъ ускорен1е получается тогда прямо 

 въ дпнампческпхъ едишщахъ С, О. 8. 



При опред^лен1и постоянной прибора надо тщательно избегать давать 

 ему как1я-лпбо толчки или сотрясетя. 



Применяя мпкроФОтограФ1ю, можно дать всему прибору весьма удоб- 

 ный и компактный видъ и сд-Ьлать его вполн-§ переноснымъ приборомъ. 



Для всесторонняго пзучен1я ускорен1Й надо пм-Ьть три различныхъ при- 

 бора, для лзсл^дован1я каждой изъ трехъ составляющихъ ускорен1я. 



ля правильности Функц1онирован1я прибора, особенно при изсл-|до- 

 ванш короткихъ пераодовъ, онъ долженъ представлять собою достаточно 

 "Твердую и неизменяемую систему; отдельный части его должны быть хо- 

 рошо изолированы и кром-Ь того весь приборъ хорошо защпщенъ отъ вл1ян1я 

 постороннихъ вн^шпихъ зарядовъ. 



Описанный въ этой статье приборъ можетъ найти себЬ примЬнеп^е не 

 только въ сейсмологш, но и при изслйдованш колебанш отд'Ьльныхъ частей 

 ьсякпхъ здан1Й, мостовъ и разныхъ другихъ 



сооружен1Й 



I 



какъ вагоновъ, судовъ п пр., при разныхъ 



С» 



н^яхъ, вызываемыхъ, напримЬръ, колебан1ями почвы, работою двигатек 

 Ударамп, взрывами, различнаго рода движешями д т. п. Онъ могь бы также 

 гд себе применение и во вс^хъ т^хъ случаяхъ практики, когда требуется 

 ^^пред^лить мгновенную величину давлен1я, какъ, наприм-бръ, при порывахъ 

 ^^тра, при снятш индикаторныхъ Д1аграммъ разлпчныхъ тепловыхъ двига- 

 телей, а также при определеши направлен1я движеп1я (при переменной ско- 



^Г)и4ст1я И. А. Н. 1915. 



