— 1932 — 
Наконецъ, третй методъ, которымъ я пользовался, манометрическй, 
‚ даетъ возможность опред$лять углекислоту за короте промежутки времени 
_ (минуты) и, слБдовательно, непрерывно слёдить за ходомъ брожешя. Кром 
того, благодаря своей простот$, онъ можетъ служить для орентировочныхь 
опытовъ. Въ немъ бродящая жидкость находится въ замкнутомъ сосуд, 
соединенномъ съ манометромъ, гдф отм$чается давлен1е, производимое обра- 
зующимся при брожен1и газомъ. Для работы этимъ методомъ я конструи- 
ровалъ простой аппаратъ, который въ дальнфйшемъ буду называль просто 
манометромъ 1. | 
Онъ состоитъь (рис. 2) изъ толстостБнной конической колбы .4 емкостью: 
въ 360—380 ксм., высотой 125 см. и даметромъ дна въ 125 см. Дая 
введешя жидкости сбоку имфется короткая трубка а съ толстостЪнной каучу- 
ковой трубкой, запирающейся зажимомъ. Верхняя 
часть колбы вытянута въ трубку 6, загибающуюся 
книзу. Внизу она еще разъ изогнута, подъ прямымъ 
угломъ и на открытый конець ея с надбвается 
каучуковая трубка, соединяющая ее съ прямой 
стеклянной трубкой 4, которая зажимомъ прижи- 
мается къ вертикальному концу изогнутой трубки. 
Ртуть наливается черезь открытый конецъ. 
прямой трубки, и такимъ образомъ получается на- 
глухо соединенный съ колбой, манометръ, вижняя 
ро. часть котораго состоитъ изъ каучуковой трубки, 
заполненной ртутью. Благодаря этому по окончании 
опыта, снимая зажимъ, легко вылить изъ манометра ртуть наклонешемъ 
прямой стеклянной трубки и, снявъ трубку 4 съ каучукомъ, вылить жид- 
кость изъ колбы черезъ отверсте & и промыть ее. ВыфстВ съ тбмъ я избБ-_ 
_ жалъ соединеня манометра съ колбой посредствомъ пробокъ, которое очень 
. таТАио сдфлать герметическимъ для положительнаго давления 3. 
|  ОТсчетомъ колба, сильно встряхивалась?, чтобы устранить ие 
о ы ны описав{е его со многими опечатками, которыя я не имфлъ возможиости ис 
а СепёгаЛЬ але гаг Вакь. П. АЫЬ., 21. В4., вез 
реет янь рукой, я держалъ колбу з& покрытую задние. | 
г не поднимая ее, отрывистыми движешями въ еее ой 
