538 



den Beobachtungen von 12 Abenden, die beiden anderen auf den Beobachtungen von je 

 10 Abenden beruhen, so ergibt sich endlich: 



Wien (Ostpfeiler) östlich von Bogenhausen (trig. Punkt) .... 18 m 55/125 

 Bogenhausen (trig. Punkt) östlich von Strassburg (Villarceau-Pfeiler) . 15 m 21/422 

 Strassburg (Villarceau-Pfeiler) westlich von Wien (Ostpfeiler) . ... 34 m 16/547 



Längenbestimmung Wien-Bogenliausen-Greenwich. 



In Wien und in Greenwich kamen zwei vollkommen gleich gebaute, als identisch 

 zu betrachtende Passageninstrumente von Repsold, ersteres mit Nr. I, letzteres mit Nr. II 

 bezeichnet, zur Anwendung; in Bogenhausen wurde an einem von dem K. K. Oester- 

 reichischen Gradmessungs-Büreau zur Verfügung gestellten Instrumente Troughton und 

 Simms Nr. II beobachtet. Sämmtliche Passageninstrumente besitzen gerade Fernrohre, 

 die Beleuchtung des Gesichtsfeldes wird durch in der Richtung der optischen Axe in das 

 Feld tretendes Licht bewerkstelligt und die Oculare sind rechtwinklig auf der optischen 

 Axe stehende, sogenannte Microscop-Oculare. Die Brennweite des Objektivs beträgt 738""", 

 dessen Oeffnung 63""°, die Vergrösserung ist eine 80-fache; die beiden Bepsold'schen Instru- 

 mente, welchen die Zahlen 835 mm , 68 mm und 80 entsprechen, sind demnach dem Troughton 

 und Simms'schen in optischer Beziehung nur ganz unbedeutend überlegen, so dass der Forder- 

 ung, auf den Stationen einer und derselben Längenoperation nur constructiv übereinstimmende 

 Instrumente von gleicher optischer Leistungsfähigkeit zu verwenden, in hinreichender Weise 

 genügt wird. Abbildungen der genannten Instrumente finden sich in dem ersten Bande der 

 „Astronomischen Arbeiten des K. K. Gradmessungs-Büreaus" auf pag. 10 der Einleitung. 

 Das Fadensystem besteht aus zwei, ungefähr 15 Bogensecunden von einander entfernten 

 Horizontalfäden und aus dreizehn Vertikalfäden, welche in Partieen zu je drei Fäden 

 symmetrisch um den Mittelfaden gruppirt sind. Für Lage W (Beleuchtungslampe auf der 

 Westseite) sind die Fadendistanzen im Aequator die folgenden: 



1+ 31,96 



II -4- 28,03 



III -4- 24.23 



IV -4- 16,15 



V -4- 12,30 



VI -4- 8,16 



Mittelfaden 



vii 0*00 



VIII— 7,71 



IX 11,68 



X — 15,61 



XI — 23,69 



XII — 27,80 



XIII — 31,59 



Die zur Nivellirung der Horizontalaxe des Instrumentes dienende Setz-Libelle hat 

 einen Parswerth von 1,"23 = 0/082. Eine Reihe von Nivellirungen in entgegengesetzten 

 Lagen der Axe ergab, dass die Correction der an der Libelle abgelesenen Neigung mit 

 Rücksicht auf die Zapfenungleichheit für die Instrumentlage W — 0, p 06 = — 0/005, für 

 Lage O dagegen -4- 0/06 = -f- 0/005 beträgt. Das Instrument ist bezüglich der Be- 

 quemlichkeit der Beobachtungen ganz vortrefflich construirt und ermöglicht eine rasche 

 Ausführung aller von dem Beobachter vorzunehmenden Manipulationen; dagegen dürfte 

 das verhältnissmässig geringe Gewicht aller einzelnen Theile die Stabilität der Aufstel- 

 lung einigermassen beeinträchtigen; die bei derartigen Instrumenten sonst nicht gebräuch- 

 liche, halbcylinderförmige Gestalt der Axen-Lager, sowie die Anordnung der Umlege- 

 vorrichtung lassen die Befürchtung einer kleinen Veränderlichkeit des Instrumentes in 

 Bezug auf seine azimuthale Lage gewiss nicht ganz unbegründet erscheinen. — 



In Bogenhausen war das Instrument Troughton und Simms II auf dem Mittelpfeiler 

 der Sternwarte aufgestellt, befand sich also genau auf demselben Standpunkte wie das 



