445 



Auge den Scheibenrand, der sich aus physiologischen Gründen (s. o. Art. 2) 

 immerhin mit einiger Schärfe darstellt, gewöhnlich ausserhalb des geo- 

 metrischen Randes. Es wird also die helle Sonnenscheibe zu gross und 

 ebenso die schwarze Venusscheibe zu klein erscheinen. Aus den helio- 

 metrischen Messungen des Venusdurchmessers, welche die deutschen Ex- 

 peditionen zur Beobachtung der letzten beiden Venusdurchgänge ergaben, 

 geht in der That ein viel kleinerer Werth hervor, als aus den mit anderen 

 Instrumenten ausgeführten Messungen an der hellen Venussichel. Erstere 

 ergaben 16" 82, letztere etwa 17!' 3 für den Venusdurchmesser in der Ent- 

 fernung l. 1 ) Eine etwas andere Gegenüberstellung ergiebt sich, wenn man 

 die von Herrn Hartwig ausgeführten Messungen an der erleuchteten Venus 

 heranzieht, welche mit einigen der kleinen Heliometern ausgeführt sind, die 

 bei den Venusdurchgängen in Anwendung kamen. Lässt man die constante 

 Correction, die Herr Hartwig angebracht hat, fort, so folgt aus seinen Mess- 

 ungen für den Venusdurchmesser 17" 16. Ob nun die verbleibende Differenz 

 allein durch die Diffraction und durch dieselbe ausgelöste persönliche Messungs- 

 fehler zu erklären ist, lässt sich zur Zeit nicht entscheiden; jedenfalls liegt 

 sehr wahrscheinlich dieser Einüuss in gleicher Richtung und auch die Grösse 

 der Differenz macht die Hoffnung, dass sie durch die Beugung allein erklärbar 

 ist, durchaus nicht von vornherein ganz hinfällig. Ist doch der Effect der Beugung 

 an den Rändern des Heliometerobjectives bei ausgedehnten Objecten weder 

 theoretisch noch practisch hinlänglich untersucht worden. Auch das letztere 

 ist mit Schwierigkeiten verknüpft, weil hier Versuche keineswegs ausreichend 

 sind, die nicht auf die verschiedenen Nebenumstände Rücksicht nehmen, unter 

 denen die Messung zu Stande kommt, wie Helligkeit der Bilder, etwaige 

 Färbungen infolge angewandter Blendgläser etc. Bekanntlich geben die 

 kleinen Heliometer auch den Sonnendurchmesser kleiner, wie andere Instru- 

 mente und, wie es scheint, auch grössere Heliometer, welche Thatsache viel- 

 leicht auf den ersten Blick merkwürdig erscheinen mag. Man darf aber 

 nicht vergessen, dass die Abhängigkeit des Effectes der Beugung von der 

 Grösse der Objective keineswegs feststeht. Auch wird die sehr merkliche 

 Abschattirung der Sonnenscheibe hierbei ganz gewiss nicht ohne Einfluss 

 bleiben können. 



1) Die Venusdurchgänge 1874 und 1832 von A. Auwers. Bd. V, S. 723/4. 



2) Hartwig, „Untersuchungen über die Durchmesser von Venus und Mars". Publicationen der 

 A. G. XV. 



