

— 102 — 



Ich muss hier bemerken, dass sich bei diesen Ver- 

 suchen die Notwendigkeit einer kleinen Abänderung an 

 der Jaquetschen Anordnung erwiesen hat, indem es besser 

 ist, die Gasuhr statt mit Wasser mit Vaselinöl zu füllen. 

 Es hat sich nämlich gezeigt, dass die Luft, die in die 

 Gasuhr eintritt, nie vollkommen mit Wasserdampf ge- 

 sättigt ist, sondern dass die Feuchtigkeit oft nur 60 bis 

 80% beträgt. Wenn nun in 2 Stunden 24 m 3 Luft von 

 60% Sättigung bei einer Temperatur von 16° die mit 

 Wasser gefüllte Gasuhr passiert, so können 130 cm 3 

 Wasser verdunsten, der Luftraum, der ursprünglich 10 

 Liter beträgt, wird dadurch um 1,3% zunehmen und es 

 entsteht ein Ablesungsfehler von 1,3%. Steigt die Tempe- 

 ratur auf 20°, so beträgt bei gleicher Sättigung und 

 gleicher Ventilation der Ablesungsfehler sogar über 3%. 

 Durch die Füllung der Gasuhr mit einer Flüssigkeit, 

 die Wasser weder aufnimmt noch abgiebt, wird dieser 

 Fehler vermieden. Freilich muss dann der Wassergehalt 

 der durchgesogenen Luft bei der Reduktion auf 0°,760 

 mm und Trockenheit in Betracht gezogen werden, und 

 die Berechnung gestaltet sich dadurch ziemlich kompliziert. 



Diejenige Methode der Wasserbestimmung, die ich 

 zuerst in Versuchen mit Dr. Falta und Dr. Grote an- 

 wandte und mit der ich die besten Resultate erzielt habe, 

 war mir von Geh.-Rat Hempel in Dresden empfohlen 

 worden. Sie besteht darin, dass man die Luft sowohl 

 vor dem Eintritt in den Respirationskasten als auch nach 

 dem Austritt aus demselben durch starke Abkühlung 

 vollständig von Wasser befreit. Die Luft tritt dann 

 trocken in den Kasten ein, und das durch die zweite 

 Kühlvorrichtung niedergeschlagene Wasser stellt das 

 ganze vom Versuchsindividuum dampfförmig abgegebene 

 Wasser dar und kann direkt gewogen werden. Aus dieser 

 zweiten Kühlvorrichtung wird die Luft in die Gasuhr 



