— 103 — 



geleitet, und die Reduktion des abgelesenen Luftvolums 

 auf 0° und 760 mm Quecksilberdruck gestaltet sich nun, 

 da die Luft trocken ist, relativ einfach. 



Die Kondensation des Wassers findet in Gefässen 

 statt, die in einer Kältemischung (Eis und Kochsalz) 

 stehen. Diese Kondensationsgefässe müssen natürlich so 

 beschaffen sein, dass sie auf Dezigramme genau gewogen 

 werden können, und dass eine möglichst grosse ab- 

 kühlende Oberfläche mit der Luft in Berührung kommt, 

 ohne dass der Luft ein Widerstand gesetzt wird. Die 

 Gefässe, deren ich mich mit gutem Erfolge bediente, sind 

 aus Messingrohr von 22 mm Durchmesser hergestellt. 

 Der zuführende Schenkel verläuft gerade nach abwärts 

 und endigt unten in einem kleinen etwas weiteren Wasser- 

 sack. Nahe dem unteren Ende ist seitlich der abfüh- 

 rende Schenkel angesetzt. Er verläuft in 3 Windungen 

 gleichmässig ansteigend nach oben und endigt nach auf- 

 wärts gebogen in gleicher Höhe wie der zuführende 

 Schenkel. Die Höhe des ganzen défasses beträgt 36 cm, 

 der Durchmesser 23 cm. Die freien Enden werden durch 

 Schlauchstücke mit der Luftleitung verbunden und für 

 die Wägung mit Gummipfropfen verschlossen. Das Metall 

 oxydiert sich zwar allmählich etwas, aber es hat sich 

 gezeigt, dass auch durch mehrere Versuche das Gewicht 

 der trockenen Gefässe nicht um ein Dezigramm verändert 

 wird. 



Die Grundbedingung für die Anwendung dieser 

 Methode ist, dass das Wasser wirklich vollständig nieder- 

 geschlagen wird. Das ist nun bei der starken Venti- 

 lation tatsächlich nicht ganz der Fall. Der Fehler wird 

 aber korrigiert, wenn man die Luft nach dem Passieren 

 der Kondensationsgefässe durch Chlorcalcium leitet. Ich 

 benützte als Chlorcalciumsgefässe 55 cm lange Cylinder 

 aus möglichst dünnem Glas, die auf der einen Seite zu- 



