104 



geschmolzen, auf der andern durch einen Gummipfropf 

 verschlossen waren. Durch den Gummipfropf ging ein 

 Glasrohr mit 22 mm innerem Durchmesser, das zur Zu- 

 führung der Luft diente. Die Abstromöffnung befand 

 sich nahe dem Boden des Gefässes, wo ein ebenfalls 22 

 mm weites Glasrohr seitlich eingeschmolzen war. Ver- 

 suche haben ergeben, dass die Luft nach dem Passieren 

 der 2 Gefässe in der Tat trocken ist. Während zweier 

 Versuche wurden 20 Liter Luft aus der Öffnung, die zum 

 Absaugen der Luftproben an der Gasuhr dient, langsam 

 durch ein gewogenes Chlorcalciumröhrchen geleitet. Beide- 

 male zeigte das Chlorcalcium keine Gewichtszunahme. 



Die Einrichtung muss im Einzelnen so getroffen 

 werden, dass der Luftstrom nirgends grössere Wider- 

 stände findet, da sonst leicht Undichtigkeiten entstehen 

 und Zimmerluft mitgesaugt wird. Deshalb müssen über- 

 all die Rohrverbindungen möglichst weit (nicht unter 22 

 mm Durchmesser) genommen werden ; die Gummischlauch- 

 verbindungen sind auf das Notwendigste zu reduzieren; 

 das Chlorcalcium muss recht grobkörnig sein und häufig 

 erneuert werden. Es gelang durch diese Vorsichtsmass- 

 regeln die "Widerstände so gering zu gestalten, dass der 

 negative Druck in der Gasuhr, also am Ende des ganzen 

 Systems, 3 cm Wasser nicht überschreitet. Nur bei sehr 

 langen Versuchsperioden kann sich das Messingrohr durch 

 Eisbildung verstopfen, so dass der Widerstand wächst. 

 Wir haben deshalb in solchen Fällen die Luft zuerst 

 durch eine Glasflasche, die ebenfalls in einer Kälte- 

 mischung stand, geleitet. In dieser wurde die Haupt- 

 menge des Wassers kondensiert und nachher schlug sich 

 im Schlangengefäss nicht mehr zu viel Wasser nieder. Diese 

 doppelte Vorlage haben wir seither für die Trocknung 

 der atmosphärischen Luft immer angewandt, so dass dort 

 eine Auswechslung der Vorlage nie nötig ist. 



