Tafel 50. 

 Beschreibung* der Lichtdrucktafeln 51 und 52. 



A Hölzerner linden des Glaskastens. 



B Tischchen, worauf die mit den zu prüfenden Flüssigkeiten bis 



zu bestimmtem eingeritztem Strich gefüllten Zylindergläser C 



oder die kleinen Glaszylinderchen bei Mangel an Flüssigkeil 



zu stellen kommen. 



I) Schwere mit Blei ausgefüllte Klötze, in welche die aus je 



zwei ineinander passenden starken Glasröhren 

 E gesteckt sind, welche durch die beiden Holzleisten 

 F und G miteinander verbunden sind. Die oberste Holzleiste F 

 hat sieben Schlitze, durch welche die sieben Doppelglaslineale 

 II von oben hindurchgesteckt werden, während sie unten durch 

 ähnliche, vorn aber zum bequemen Ablesen der etwa gerade 

 so hoch stehenden Flüssigkeit offene Schlitze der Holzleiste G 

 hindurchgesteckt werden. 



Das vordere Glaslineal ist in Millimeter geteilt, das hintere 

 nicht. Zwsichen beiden Linealen ist der Filtrierpapierstreif. 



Die von mir gewöhnlich angewandten Glaslineale haben 

 eine Länge von 55 cm. Bei Anwendung längerer Glaslineale 

 werden die Gläser mit den zu untersuchenden Flüssigkeiten 

 nicht auf das Tischchen, sondern direkt auf den Boden des 

 Glaskastens gestellt. Die Breite der Filtrierpapierstreifen beträgt 

 gewöhnlich bei genügender Flüssigkeitsmenge 2 cm, bei wenig 

 Flüssigkeit unter Anwendung schmaler Zylinderchen nur 0.5 cm. 



Die Streifen lasse ich unten meist 4 — 6 cm frei heraus- 

 ragen und je nach der Grösse des untergestellten Gefässes 

 mit 3 bis 5 cm in die zu prüfende Flüssigkeit hineintauchen, 

 so dass zwischen Flüssigkeitsoberfläche und Glaslinealen 1 cm 

 des Streifs sich frei an der Luft befindet. 

 .1 ist ein Minimal-Maximalthermometer. 



Nach Installation des Apparats wird der Glaskasten K, 

 dessen Rahmen und Boden aus Eichenholz besteht, mit Hilfe 

 des auf eisernen, auf beiden Seiten des Kastens bis zum Plafond 

 reichenden, Schienen L laufenden Gegengewichts M, welches 

 durch über Rollen Ri und R2 laufende Stricke N mit dem 

 Deckel des Kastens verbunden ist, bis auf den Boden herunter- 

 gelassen, so dass nun Flüssigkeit und Filtrierpapiere vor Ein- 

 flüssen der äusseren Luft geschützt sind. 



Für die periodischen Ablesungen kann der Kasten mit 

 Leichtigkeit hinaufgeschoben werden. 



Zu meinen Untersuchungen habe ich einstweilen vier Glas- 

 kasten im Gebrauche. 



Von den durch Herrn Alfred Ditisheim angefertigten Lichtdruck- 

 tafeln 51 und 52 ist 51 nach einer Photographie desselben, 52 nach 

 einer Zeichnung von Herren Vohland & Bär A.-G. angefertigt. 



Bei meinen Versuchen hat mich mein Diener und Gehilfe, 

 Herr Karl Kuhni, in gewissenhafter Weise unterstützt, wofür ich 

 ihm hier meinen Dank ausspreche. 



