Ueber ein Universal -Kraniometer. 17 ( J 



und BE solcherweise angebracht, dass sie nach allen drei Dimensionen 

 (der Höhe, Breite und Tiefe) sowohl mit den Schenkeln (AG und BG) 

 wie auch mit den Armen {AB und BE) beliebig hin und her parallel 

 verschoben werden können. — Die erwähnten dünnen Linien zeigen 

 die Lage der Verschiebungen, und die punktierten Linien die Richtung 

 der Verschiebungen an. 



Da die Maassstäbe, je nach der Notwendigkeit, successive bald 

 der eine, bald der andere, oder aber gleichseitig beide nach allen drei 

 Richtungen immer nur parallel zum Winkelmesser verschoben werden 

 können : so müssen auch ihre gegenseitigen Winkel correspondierende, 

 d. h. gleiche Winkel mit denjenigen des Winkelmessers bilden. 



Weil also AG || mit A l G\ A 2 C 2 , A 3 C 3 



ferner BC || mit B^C 3 , B 2 C 10 , B 3 C* ist, 

 so ist auch^0=^^, = ^tC 3 , = ^C 4 , = ^C 5 , = ^C0 6 , = ^0 7 , 

 = ^c C s , = ^ C 9 , = ^ C 10 . 



Wie tvir nun sehen, bietet die verschiedene Richtung, Lage und 

 Bistanz der einzelnen Schädelebenen resp. Linien, sowie ihre gegenseitige 

 verschiedene Neigung infolge der Anwendung des Principes von den Pa- 

 rallelen keine Schwierigkeit mehr, um die Messung ihrer Winkel mit 

 einem und demselben Instrumente exact ausführen su können, wenn 

 nämlich die mechanische Construction des Instrumentes eine derartige 

 ist, dass die die Schädelebenen oder Linien repräsentierenden Maassstäbe 

 (Nadeln, Zeiger) nach allen drei Bimensionsrichtungen immer paralle 

 mit den Schenkeln des Winkelmessers verschoben werden können. 



Auf welche Weise diese Bedingung beim Universal- Kraniometer 

 erfüllt wurde, darüber werde ich im nächstfolgenden Punkte Auf- 

 schluss geben. 



IV. Die Hauptbestandteile des Universal -Kraniometers. 

 Indem ich mir eine detaillierte Beschreibung des Universal -Kra- 

 niometers auf eine andere Gelegenheit vorbehalte, so will ich hier die 

 Construction desselben nur im allgemeinen beschreiben, damit eine 

 genauere Orientierung über seine einzelnen Leistungen überhaupt 

 möglich sei. 



Auf Taf. XIV. in Fig. 1 ist das Universal- Kraniometer (in 1 / 3 Natur- 

 grösse) auf dem Stativ in horizontaler Lage befestigt dargestellt. 



12* 



