180 A. von Török, 



Von der Platform des Fusses (Stf) erhebt sich eine Cylinder- 

 hülse (C) zur Aufnahme der Stativ-Säule (S), an deren horizontal um- 

 gelegte Endplatte (Ep) der Messapparat mittels eines cylindrischen 

 Zapfen (Za) durch eine Schraube (Sr) befestigt ist. — Ist die End- 

 platte des Stativs (Ep) vertical gestellt, so nimmt auch der Mess- 

 apparat dieselbe Stellung ein ; die Drehung um die Queraxe wird also 

 auf diese Weise bewerkstelligt. — Eine Drehung um die verticale 

 Axe ist sowohl durch die Drehung des Zirkelkopfes (Zh) um den cy- 

 lindrischen Zapfen, wie auch durch die Drehung der Stativ-Säule inner- 

 halb der cylindrischen Hülse möglich. 



Mit Hülfe des Diagrammes erkennt man sofort das Wesen des 

 Messapparates selbst. — Vom Zirkelkopf (Zk) gehen die Zirkelschen- 

 kel (Zs) aus, die noch mit Platten (den Messplatten, Mp) versehen sind. 

 Der Gradbogen (Gb) ist am linken Zirkelschenkel befestigt und bewegt 

 sich beim Aufklappen der Zirkelschenkel in einer Nute des rechten 

 Schenkels, wo zugleich der Nonius (Taf. XIV. Fig. 2 No) angebracht 

 ist. — Die Winkelwerte können also auf diese Weise bis auf Zehntel- 

 grade bestimmt werden. — Am vorderen Ende der beiden Zirkel- 

 schenkel sind die prismatisch ausgeschnittenen Führungen (F) recht- 

 winkelig angebracht. — Auf den Schienen dieser Führungen können 

 die mit Hülsen (H) und Nuten (Nu) versehenen Schlitten (Schi) immer 

 parallel mit den Zirkelschenkeln hin und her verschoben werden. — 

 Die Hülsen dienen zur Aufnahme der Messstäbe (Taf. XIV. Fig. 2Mst), 

 die Nuten zur Aufnahme der Nadeln (Fig. 1 Nd). 



Wie man sich also überzeugen kann, ist die Construction des 

 Universal-Kraniometers seinen Hauptbestandteilen nach höchst einfach. 



Was nun die Handhabung des Universal-Kraniometers anbelangt, 

 so werde ich der leichteren Orientierung wegen die Beschreibung, den 

 zweierlei Functionen des Universal-Kraniometers entsprechend, in zwei 

 besonderen Abschnitten geben. 



