Ueber ein Universal-Kraniometer. 181 



V. Die Anwendung des Universal -Kraniometers. 



A. Die Handhabung des Universal -Kraniometers bei Bestimmung der 



linearen Maasse des Schädels. 



(Taf. XIV. Fig. 1, % 3, 4, 5 und Taf. XV. Fig. 6). 



Die Fig. 2 (Taf. XIV) zeigt uns, wie der Apparat bei linearen 

 Messungen gehandhabt werden soll. — Wie bereits erwähnt wurde, 

 müssen die Schenkel des Zirkels (Zs), wenn man lineare Maasse ab- 

 nehmen will, zugeklappt werden, was dadurch bewerkstelligt wird, dass 

 man die Messplatten (Mp) fest aneinander schraubt (Ps = Schraube 

 der Messplatten). — Nun bilden die zwei (an den Schenkeln senkrecht 

 angebrachten) Führungen(i^) zusammen ein continuierlichesLängenmaass, 

 dessen Centimeterwerte in längeren Linien, dessen Millimeterwerte in 

 kürzeren Linien an der vorderen Schiene eingeritzt sind. — Indem das 

 Universal-Kraniometer auch zum Studium der Asymmetrieen des Schä- 

 dels dient, so ist der Nullpunkt des Längenmaasses gerade im Berüh- 

 rungspunkte (Mittelpunkte) zwischen den beiden Führungen angebracht ; 

 von hier aus beginnen die Maasswerte rechts und links in aufsteigender 

 Reihe (1 — 160 mm). — Die Maassstäbe tragenden Schlitten (Schi) haben 

 einen Einschnitt, welcher mit einem Nonius (No) versehen ist, so dass 

 die jeweilige Stellung der Schlitten, resp. der an diesen befestigten 

 Messstäbe bis auf Zehntelmillimeter genau bestimmt werden kann. — 

 Die Messstäbe (Mst) bewegen sich in den prismatisch ausgeschnittenen 

 Hülsen (H) der Schlitten. 



Dem Grundprincipe des Universal-Kraniometers entsprechend, sind 

 diese Hülsen derart construiert, dass die Messstäbe immer nur senk- 

 recht auf die Axe der Führungen — und demzufolge auch immer 

 parallel mit den Zirkelschenkeln hin und her, d. h. vorwärts und rück- 

 wärts verschoben werden können. — Da es in sehr wichtigen Fällen 

 (wie bei Asymmetrie- und Projectionsbestimmungen) notwendig ist, die 

 Lage- Differenzen der betreffenden Schädelpunkte (Merkpunkte oder 

 Messpunkte 1 ) genau zu wissen, so sind auch die Messstäbe selbst in 



x ) Diejenigen Punkte an der Schädeloberfläche, zwischen welchen die kranio- 

 metrisehen Maasse genommen werden, heissen bei den Franzosen : „Points de repère", 

 was ich auf deutsch „Merkpunkte" übersetze, ebensogut kann man sie auch „Mess- 

 punkte" nennen. 



