182 A. von Török, 



Millimeter eingeteilt, infolgedessen die Lage- Differenzen der Messpunkte 

 durch die Längendifferenzen der Messstäbe mittels Nonius (No) bis auf 

 Zehntelmillimeter-Genauigkeit bestimmt werden können. 



Will man eine systematische Aufnahme der linearen Maasse am 

 Schädel ausführen (namentlich wenn man dies bei einer ganzen Reihe 

 von Schädeln thun will), so wird der Apparat am Stativ befestigt und 

 man giebt demselben immer diejenige Stellung, die für die betreffen- 

 den Maasse (Längen-, Breiten-, Höhenmaasse) eben notwendig ist. 



Wie ich schon anfangs erwähnte, liegen die Messpunkte am Schädel 

 bald an der freien Oberfläche oder sogar auf Erhöhungen derselben, 

 oder aber in mehr oder minder starken Vertiefungen der Oberfläche. 

 Im ersteren Falle können die Messpunkte mit den ausgestreckten 

 Spitzen (Sp) der Messstäbe berührt werden, der Apparat wird also hier 

 als Schieberzirkel angewendet; im letzteren Falle müssen die Spitzen 

 einwärts geklappt werden x ), und zwar müssen beide Spitzen einwärts 

 geklappt werden, wenn beide Messpunkte in einer Unebenheit (Ver- 

 tiefung) liegen (der Apparat dient dann als sog. Tasterzirkel); oder es 

 braucht nur eine der Spitzen einwärts geklappt zu werden, wenn von 

 den beiden Messpunkten nur einer eine vertiefte Lage hat (wie z. B. bei 

 der Höhenmessung zwischen dem Basion (Ba = der Medianpunkt des 

 vorderen Randes des Foramen magnum) und Vertex cranii (V) (Taf.XIV. 

 Fig. 3). In diesem Falle vertritt also der Apparat die Stelle eines com- 

 binierten Schieber- und Tasterzirkels. 



In dieser letzteren Verwendung ist der Apparat in Fig. 3 (% Na- 

 turgrösse) abgezeichnet. — Der Schädel ist mittels des Broca'schen 

 Schädelhalters 2 ) so gestellt, dass die Ebene der grössten Schädellänge 

 (in Fig. 3 die horizontal verlaufende punktierte Lini 3 zwischen dem 

 Mittelpunkte (Metopion) der Intertuberallinie und dem extremsten Funkte 

 des Hinterhauptes, Mo- Eo) zur Tischebene horizontal verläuft. — Man 

 stellt hierauf den Messapparat derart auf das Stativ, dass die Führung 

 der Schlitten (F) in die senkrechte Axe fällt. Man nähert das Uni- 



*) Am vorderen Ende des Messstabes ist eine Charniervorrichtung (Cha), mittels 

 welcher die 3 cm lange Spitze (Sp) rechtwinkelig einwärts geklappt werden kann. 

 In diesem Falle muss die Distanz (3 cm) der vorstehenden Spitzen bei den betreffen- 

 den Schädelmessungen in Betracht gezogen werden. 



2 ) Fig. 3. 5(S ~ Le suspenseur et le fil à plomb condylien. S. Mémoires de la 

 Société d'Anthropologie. T. III. p. 99 — 124. 



