Ueber ein Universal -Kraniometer. 183 



versai - Kraniometer clem Schädel und sucht zuerst das Basion (Mitte 

 des vorderen Randes des Foramen magnum) auf, dann klappt man die 

 Spitze des unteren Messstabes einwärts (beziehungsweise nach auf- 

 wärts) und schiebt diesen Messstab soweit nach vorn und nach oben, 

 bis die Spitze gerade das Basion berührt, worauf dann der Messstab 

 in der Hülse und der Schlitten in der Führung fixiert wird. Ist dies 

 geschehen, so bleibt nichts anderes übrig, als den anderen (oberen) 

 Schlitten soweit herabzuschieben, bis der gerade Messstab die Schädel- 

 oberfläche berührt , der Berührungspunkt wird also vertical (Fig. 3 V 

 = Vertex) oberhalb des Basion zu liegen kommen, und die auf diese 

 Weise gemessene Höhe steht zugleich in senkrechter Projection zur 

 intertuberalen Länge des Schädels. — Die Höhendistanz wird dann 

 am Millimetermaassstab der Führung mittels Nonius- Ablesung bis auf 

 ein Zehntelmillimeter- Genauigkeit bestimmt. 



Wir sehen also, dass bei der Anwendung des Universal- Kraniometer s 

 eine solche lineare Messung, die in einer bestimmten Bichtung gemacht 

 werden muss, gar keine Schwierigkeit mehr bieten kann. 



Stellt man den Messapparat so ein, dass die Null-Linie (zwischen 

 den beiden Zirkelschenkeln, Zs) gerade in das Niveau der Ebene der 

 betreffenden Länge fällt, so ist es sehr einfach, die Lagendifferenz zwi- 

 schen dem (hier in Fig. 3 höher gelegenen) Basion und dem tiefer ge- 

 legenen (in der Figur nicht sichtbaren) Opisthion = Mitte des hinteren 

 Randes des Foramen magnum zu bestimmen, indem man die Distanz- 

 werte vom Basion und vom Opisthion an dem unteren Millimetermaass- 

 stabe (der unteren Führung) nacheinander abliest und die Differenz- 

 grösse durch Subtraction bestimmt. — In unserem Beispiele (Fig. 3) 

 handelt es sich um die Höhendifferenz zwischen dem Basion und Opis- 

 thion in Bezug auf die Berechnung des Schmidt'schen Schädel-Modulus *). 

 Will man z. B. die Höhendifferenz des Basion und des Opisthion in Bezug 

 auf die „deutsche Horisontalebene" (laut Nr. 6 der Frankfurter Verstän- 

 digung) eruieren, so stellt man die Null-Linie des Messapparates mit 

 der deutschen Horizontale in dieselbe Ebene und verfährt ganz einfach 

 so, wie ich schon angegeben habe. — In diesem Falle wird, wie leicht 



x ) S. Dr. Emil Schmidt, Kraniologische Untersuchungen. I. Schädelmodulus, im 

 Archiv f. Anthropologie etc. XII. Bd. Braunschweig. 1880. p. 56. 



