Ueber ein Universal-Kraniometer. 189 



ebene, d. h. wäre die lineare Entfernung beider identischen Punkte von 

 der Medianlinie ganz gleich, so würde der auf diese Weise bestimmte 

 Winkelwert genau dem Declinationswinkel der Frontalebene ent- 

 sprechen; da aber die beiden identischen Punkte in der horizontalen 

 Projection nicht in derselben Entfernung von der Mittellinie, also auch 

 in der linearen Entfernung von der Medianlinie mehr oder minder 

 asymmetrisch liegen, so muss bei der Bestimmung des Declinations- 

 winkels hierauf Bezug genommen werden und der Mittelpunkt des 

 Halbkreisbogens danach eingestellt werden. 



Ausser der linearen Asymmetrie und ausser der Declinations- 

 Asymmetrie muss noch die Inclinations- Asymmetrie bestimmt werden. 



Wäre der Schädel im geometrischen Sinne vollkommen symmetrisch 

 gebaut, so müssten die bilateral gelegenen identischen Punkte in einer 

 Ebene liegen, welche der Quere nach horizontal wäre, d. h. welche die 

 Medianebene unter einem rechten Winkel schnitte. Diese Horizonta- 

 lität wird beim sog. normal gebauten Schädel als existierend auch 

 angenommen. Meine Untersuchungen ergaben jedoch, dass ein solch nor- 

 maler Schädel, ivo die bilateralen identischen Funkte je in einer zur 

 Medianebene rechtivinkeligen (d. h. horizontalen) Ebene liegen, nicht 

 existiert; denn diese Ebenen zeigen immer eine nachweisbare Drehung 

 um die sagittale Axe der Medianebene. Es sind also in dieser Hinsicht 

 immer mehr oder minder grosse Abiveichungen , d. h. Asymmetrieen vor- 

 handen, welche ich als Inclinations- Asymmetrieen bezeichne. 



Behufs Bestimmung und Studium der Inclinations-Asymmetrie ist 

 das Verfahren einfach folgendes. — Der Schädel wird mittels des 

 Broca'schen Schädelhalters (Taf. XV. Fig. 6 BS) fixiert, das Universal- 

 Kraniometer wird derart aufgestellt, dass die aneinander geschraubten 

 Führungen desselben mit den Fixiernadeln (Fin) des Broca'schen Schä- 

 delhalters vollkommen parallel, d.h. zur Tischebene horizontal gestellt 

 sind. An der vereinigten Führung sind zwei Schieber (Sb) mit Klemm- 

 schrauben angebracht, welche oben die Hülse (II) der Messstäbe (Mst) 

 tragen. Der mittels des Zapfens (Za) an dem Kreuzkopfe (Kk) der 

 Stativsäule (S) befestigte Messapparat wird gerade so hoch gestellt, 

 bis der eine von den sagittalwärts eingestellten Messstäben mit seiner 

 Spitze den einen der bilateralen identischen Punkte berührt. (In Fig. 6 



