190 A. von Török, 



ist es der rechtsseitige Zygomaxülarpunkt = unteres Ende der Sutura 

 zygomaxillaris). Der Zirkelkopf (Zk) des Universal- Kraniometers 

 ist nämlich derart construiert, dass derselbe, je nach Notwendigkeit, 

 um den Zapfen (Za), als sagittale Axe, auch gedreht werden kann ; die 

 Winkelgrösse dieser Drehung ist mittels des am Zapfen befestigten 

 und mit Nonius (No) versehenen Zeigers am Gradbogen des Zirkel- 

 schenkels (Gb) bis auf Zehntelgrad - Genauigkeit bestimmbar. — Ist 

 nämlich das Universal -Kraniometer so aufgestellt, dass die Führung 

 horizontal (parallel mit der Tischplatte) steht, so ist der Zeiger auf 

 90 des Gradbogens gestellt ; wird die Führung aus ihrer Horizontallage 

 herausgebracht, so macht der Gradbogen die Drehung mit und der 

 fixierte Zeiger fällt auf einen von 90° verschiedenen Gradwert des 

 Kreisbogens. 



Der Winkelwert der Asymmetrie wird also auf folgende Weise 

 bestimmt. — Nachdem der Schädel und der Universal- Kraniometer, 

 wie erwähnt, aufgestellt worden sind, und nachdem man den einen bi- 

 lateralen identischen Punkt mit der Spitze des Messstabes fixiert hat, 

 stellt man den anderen Messstab in die Distanz des anderen bila- 

 teralen identischen Punktes; man schiebt den Messstab sagittalwärts 

 gegen die Schädeloberfläche (hier in Fig. 6 gegen den Zygomaxülar- 

 Punkt), wo hierbei sich sofort herausstellt: ob dieser Punkt mit dem 

 anderseitigen Punkte in dieselbe horizontale Ebene fällt oder nicht. 

 Wenn dieser Punkt oberhalb oder unterhalb der Spitze des Messstabes 

 zu liegen kommt, zieht man beide Messstäbe etwas von der Berührung 

 des Schädels zurück, dreht die Führung mittels des am Zirkelschenkel 

 befestigten Gradbogens um den Zapfen (Za) und präcisiert die Höhen- 

 stellung des ganzen Messapparates an der Säule des Stativs (in Fig. 6 

 ist, um die Einrichtung des Messapparates besser sehen zu können, 

 nicht die ganze Höhe der Stativsäule S gezeichnet worden), bis die 

 Spitzen beider Messstäbe die zwei bilateralen identischen Punkte zu 

 gleicher Zeit berühren; ist dies geschehen, so liest man den Winkel- 

 wert der Drehung am Gradbogen ab. 



