Ueber ein Universal - Kraniometer. 241 



mentlich in Hinsicht der normalen Asymmetrie der Schädelform sehr 

 instructiv. 



Die normale Asymmetrie ist schon bei der kranioskopischen Unter- 

 suchung erkennbar, wenn man die Lage, die Form, die Grösse der 

 bilateralen identischen Teile des Schädels auf beiden Seiten mit einan- 

 der aufmerksam vergleicht. — Wer je die beiden Augenhöhlen, die 

 beiden Hälften der Nasenhöhle, die verschiedenen bilateralen Nerven- 

 und Gefässkanäle-Oeffnungen, Löcher, die beiderseitigen verschiedenen 

 Fortsätze, Rauhigkeiten, Leisten, Linien etc., mit einem Worte bilate- 

 rale identische Teile des Schädels mit einander etwas aufmerksamer 

 verglichen hat, musste zur Ueberzeugung kommen: dass, wenn die be- 

 treffenden Unterschiede eventuell auch noch so gering sind, dieselben doch 

 bei keinem einzigen Schädel fehlen, weswegen schon die einfache Kra- 

 nioskopie den aufmerksamen Beobachter zu derselben Ueberzeugung führen 

 muss, was die kraniometrischen Messungen auf jedem Tritt und Schritt 

 beweisen: nämlich dass im mathematischen (geometrischen) Sinne des 

 Wortes es überhaupt keinen vollkommen symmetrisch gebauten Schädel giebt. 



Das Universal- Kraniometer ermöglicht — wie wir schon oben ge- 

 sehen haben — die systematische Untersuchung auch dieser feineren 

 (mit freiem Auge oft kaum wahrnehmbaren) Asymmetrieen auf ganz 

 präcise Weise, und ich will hier nur noch zur Ergänzung das Verfahren 

 angeben, wie man die hierauf bezüglichen Winkelmessungen mittels 

 dieses Universal -Kraniometers ausführt. 



Nachdem man also die Lage, Form und Grössendifferenzen der 

 betreffenden bilateralen identischen Teile („Punkte") schon eruiert hat, 

 verbindet man dieselben mittels der Messstäbe in successiver Reihenfolge 

 mit einander ; man bildet also auf diese Weise die Elemente des Schä- 

 delpolygons und bestimmt zugleich die einzelnen Winkel desselben. 



Weil verschiedene bilaterale identische Teile („Punkte") in ge- 

 brochenen Linien liegen, somit mit geraden Kanten nicht in Berührung 

 gebracht werden können, so müssen die Messstäbe des Universal 

 Kraniometers mit zweckentsprechend verschiebbaren und stellbaren 

 Stiften (Taf. XV. Fig. 11 Sti) versehen werden. Wie es sich von selbst 

 versteht, darf durch die Einschaltung dieser Stifte (seien diese von 

 vorn nach hinten also sagittal, wie in Fig. 11, oder der Quere nach, 

 also horizontal gerichtet) das Princip der Parallelität am Apparate 



Internationale Monatssclirift für Anat. u. Phys. V. 16 



