lieber ein Universal -Kraniometer. 



Zur Reform der hraniometrischen Methodik. 



(Vorläufige Mitteilung) 



von 



Prof. Dr. Aurei von Török, 



Director des anthropologischen Museum zu Budapest. 



(Fortsetzung.) 



Indem ich die Messung der Inclinationswinkel der Orbitalaxen 

 ohnehin im Zusammenhange mit den Winkelmessungen der verschie- 

 denen kraniometrischen Grundebenen besprechen muss, werde ich also 

 darüber erst bei jener Gelegenheit verhandeln; vorher will ich noch 

 Einiges über die kraniometrische Triangulierung des Schädels bemerken. 



f, Kraniometrische Triangulierung en. — Um das Universal- 

 Kraniometer zu Triangulierungen am Schädel geeignet zu machen, 

 brauchte ich nur die Triangulierungsnadeln und den mit dem Qua- 

 dranten versehenen Verbindungsstab mittels der Klemmhülsen an den 

 Messstäben zu befestigen (Taf. XVI. Fig. 17). — Die Spitze oder der 

 Scheitelpunkt des Dreieckes wird durch eine in der Axe des Zirkelkopfes 

 und des Zapfens verlaufende Nadel (Tnd-c) markiert, während die zwei 

 Endpunkte der zwei Seiten oder die zwei Eckpunkte der Basis des 

 Dreieckes durch die Nadeln (Tnd-a) und (Tnd-b) gebildet sind; die 

 zwei letzteren Nadeln sind mittels Hülsen (H) einerseits an den Mess- 

 stäben (Mst), andererseits mit dem Verbindungsstabe (Vs) befestigt, 

 Die eine Hülse trägt ausserdem noch den Quadranten (Qu), welcher 

 zur Bestimmung des betreffenden Basiswinkels 0*2 6) des Dreieckes 

 (ach) dient. 



