312 A. von Török, 



anbelangt, wie sich die verschiedenen sog. Horizontal-Ebenen des Schä- 

 dels zur Orbitalaxen-Ebene verhalten, so muss ich infolge meiner eigenen 

 Untersuchungen Broca's Ansicht, dass nämlich die sog. französische 

 Horizontal- Ebene (Plan alvèolo -condylien) die allergeringsten Abwei- 

 chungen von der Orbitalaxen-Ebene aufweist, vollkommen beipflichten. 

 In neuerer Zeit hat zu dieser Frage Goldstein x ) einen sehr wertvollen 

 Beitrag geliefert; auch dieser Gelehrte findet, dass die Alveolar-Hinter- 

 hauptsgelenk- Ebene das am meisten constante Verhältnis zur Orbital- 

 axen-Ebene aufweist. 



Behufs einer systematischen Untersuchung der Frage, in welchem 

 Lageverhältnisse die verschiedenen Schädelebenen und namentlich die 

 sog. Horizontal-Ebenen zu einander und zur Orbitalaxen-Ebene stehen, 

 habe ich an meinem Universal-Kraniometer eine Vorrichtung getroffen, 

 mit deren Hülfe man die gegenseitige Neigung der einzelnen Schädel- 

 ebenen sehr bequem bestimmen kann. 



In Fig. 22 (Taf. XVII) ist diese Vorrichtung angegeben. An der 

 Führung (F) des einen Zirkelschenkels werden die bei der vorigen 

 Figur (Fig. 21) beschriebenen, mit Klemmschrauben versehenen Schlitten 

 (Schi) angebracht, die Nadeln (Nd) dieser Schlitten dienen zur Be- 

 stimmung der zwei Endpunkte einer beliebigen Schädelebene (in der 

 Fig. 22 sind sie auf die beiden Condylenpunkte und auf das Prosthion 

 = Alveolarpunkt der franz. Horizontalebene eingestellt). An der Füh- 

 rung des anderen Zirkelschenkels ist ein verschiebbarer keilförmiger 

 Schlitten (Ksl) angebracht, an dessen freiem Ende ein um die Längs- 

 axe des keilförmigen Schlittens drehbarer Träger (T) mit den Nadel- 

 haltern (Nh) befestigt ist. Diese Nadelhalter dienen zur Bestimmung 

 der Orbitalaxen-Ebene. Hat man an einem Schädel die jeweiligen 

 Endpunkte der verschiedenen Schädelebenen genau festgestellt und 

 markiert und ist der Schädel schon aufgestellt, so braucht man bei 

 Aufstellung des Universal-Kraniometers auf gar nichts anderes, als nur 

 auf die Richtung der Winkelöffnung der betreffenden je zwei und zwei 

 Schädelebenen zu achten (in der Fig. 22 ist entsprechend der Winkel- 

 öffnung zwischen der französischen und der Orbitalaxen-Ebene das 

 Universal-Kraniometer mit nach vorn gerichteter Zirkelöffnung aufge- 



x ) „Du plan horizontal du crâne", in der Revue d'anthropolog-ie. 2 e série. T. VII. 

 fase. 4. Paris. 1884. p. 680—720. 



