318 A. von Török, 



nämlich die Krümmungswinkel irgend eines Curvenabschnittes be- 

 stimmen zu können, muss man zuerst den Punkt der grössten Wölbung 

 bestimmen; dies geschieht dadurch, dass man die beiden Endpunkte 

 des Curvenabschnittes in eine horizontale Ebene bringt und dann den 

 höchsten Punkt darüber ermittelt. Ist dies geschehen, dann verbindet 

 man diesen höchsten Punkt (der "Wölbung) mit den beiden Endpunkten 

 des betreffenden Curvenabschnittes durch gerade Linien zu einem Peri- 

 pheriewinkel (Taf. XVII. Fig. 23 ^. par ist der Peripheriewinkel des 

 Curvenabschnittes La-Br, und ist somit auch der Krümmungswinkel 

 dieses Curvenabschnittes). Eine derartige Messung, die am Papier 

 äusserst leicht und einfach bewerkstelligt werden kann, wird man doch 

 nicht von einem Kraniometer verlangen. — Das Universal-Kraniometer 

 kann — wie ich schon weiter oben demonstriert habe — aber auch 

 zu Winkelmessungen an geometrischen Zeichnungen mit grossem Vor- 

 teile benutzt werden, indem der Winkelwert zwischen den verschie- 

 denen Linien mit Hülfe der Schlittenlineale (Schi Taf.. XV. Fig. 7, 8) 

 unmittelbar und viel rascher bestimmt werden kann, als dies mit Hülfe 

 des Transporteurs möglich ist. 



Behufs der Winkelmessungen der medianen (sagittalen) Schädel- 

 curve genügt folgende Vorrichtung am Universal-Kraniometer (Taf. XVII. 

 Fig. 23). — An der Führung (F) desjenigen Zirkelschenkels, welcher 

 die Richtung des Radius fixus angeben soll, wird einerseits mittels 

 einer Klemmschraube (Ks) eine Nadel (Nd) angebracht, und diese dient 

 zur Fixierung des hinteren Endpunktes des Radius fixus (J = Lnion), 

 andererseits wird durch die Axe des Zirkelkopfes (Zìe) eine Nadel ge- 

 steckt (deren Spitze wegen der Knickung der Schädelcurve recht- 

 winkelig umgebogen ist), und diese dient zur Fixierung des vorderen 

 Endpunktes des Radius fixus (Ho = Hormion). — Ist nun dieser Zirkel- 

 schenkel für den betreffenden Schädel ein- für allemal in der Richtung 

 des Radius fixus festgeschraubt, so geschieht die Bestimmung der ein- 

 zelnen Sectorenwinkel einfach dadurch, dass man an dem Messstabe 

 (Mst) des frei beweglichen Zirkelschenkels mittels einer Klemmschraube 

 eine Nadel anbringt (deren Spitze ebenfalls rechtwinkelig umgebogen 

 ist), die man dann auf die einzelnen Endpunkte der Sectoren (Na, Br, 

 La, J u. s. w.) nach der Reihe einstellt, Den Winkelwert zwischen je 

 zwei Radien, z. B. Ho- Na und Ho-Br, ferner Ho-Br und Ho- La, Ho- 



