Ueber ein Universal -Kraniometer. 323 



haken versehene Axe ist nichts anderes als ein doppelter »Crochet 

 sphenoidal" Broca's x ). — Es liegt auf der Hand, dass, wenn auch die 

 Axe eine Drehung macht, die Punkte S und D, sowie S' und D' bei 

 ihrer Lageverschiebung mit einander immer dasselbe Projectionsver- 

 hältnis beibehalten müssen. — Indem cD = cD' , ferner DS = D'S' 

 und der Winkel ^$.D = ^D', so folgt, dass bei der Drehung der 

 DD' Axe der Punkt S in der oberen Hälfte des Ordinatensystems immer 

 vollkommen dasselbe Projectionsverhältnis zur Abscissenaxe (aß) auf- 

 weisen muss, wie der Punkt S' in der unteren Hälfte des Ordinaten- 

 systems. — Denkt man sich den oberen Winkelhaken (in der Schädel- 

 höhle) verborgen, so können wir aus der Lage des am unteren Haken 

 sich befindenden Punktes S' die Projection des Punktes S zur Abscissen- 

 axe aß ganz genau bestimmen (denn S's' = Ss und es = es). — In der 

 That wird der obere Winkelhaken bei Messung des Keilwinkels durch 

 das Foramen magnum in die Schädelhöhle gesteckt und seine Spitze (S) 

 in die (schon früher durch die beiden Ganales optici hindurchgesteckte) 

 Schlinge der von mir etwas modificierten Broca'schen „Sonde optique" 

 auf den Medianpunkt des Sulcus opticus gerade am vorderen Rande 

 des Tuberculum sellae eingehängt 2 ). — Was nun die Bestimmung des 

 zweiten Punktes B des Sattelwinkel -Dreieckes anbelangt, ist aus fol- 

 gendem leicht ersichtlich. — An der in Millimeter eingeteilten DD'- 

 Axe ist ein doppelgängiges Schraubengewinde angebracht, vermittels 

 dessen vom Mittelpunkte c gleichzeitig und gleichförmig ein Schieber 

 (B) nach aufwärts und ein Schieber (B-) nach abwärts verschoben 

 werden kann. Selbstverständlich können die Schieber B und B' auch 

 in entgegengesetzter Richtung verschoben (d. h. einander genähert) 

 werden. Das Wesen dieser Verschiebungen ist, dass die beiden Schieber 

 vom c- Punkte immer gleich entfernt bleiben (Bc = B'c). Ist nun der 

 obere Winkelhaken in die Schlinge der Sonde optique eingehängt und 



*) S. die Beschreibung a. a. 0. 



*) Ich habe die Broca'sche „Sonde optique" so raodificiert, dass sie am Schädel 

 beständig fixiert werden kann und man somit dieselbe nicht mit der einen Hand zu 

 halten braucht, wie dies bei Broca's Verfahren nötig ist. Selbstverständlich, bevor 

 ich die Sonde optique durch die Canales optici hindurchstecke , untersuche ich die 

 Schädelböhle mittels eiues endoskopischen Spiegels, wodurch ich mich von den inneren 

 Verhältnissen zuerst vergewissere; ebenso controliere ich den Stand des Winkel- 

 hakens mittels des Spiegels, nachdem derselbe in die Schlinge der Sonde optique 

 eingehängt wurde. 



21* 



