326 A. von Török, 



matischen Construction) zu bestimmen und zwar mit einer Präcision, 

 die unter den gegebenen Verhältnissen nicht pünktlicher verlangt 

 werden kann 1 ). 



Indem die Bestimmung des Keilwinkels mittels meines Sphenoidal- 

 goniometers mir überhaupt geläufig geworden ist, so war es für mich 

 leicht, auch mein Universal-Kraniometer behufs Bestimmung des Keil- 

 winkels zu adaptieren, welche Adaptation zur Vollendung meiner kra- 

 niometrischen Technik immerhin sehr erwünscht sein musste. 



Ein grösserer Schlitten (Taf. XVII. Fig. 25 Schi) trägt in seiner 

 Hülse (H) eine sagittale Axe (J.), an welcher zwei vollkommen gleich 

 grosse und gleich gerichtete Winkelhaken (Wh) angebracht sind. Der 

 eine Winkelhaken (an dem gegen den Schädel gerichteten Ende der 

 Axe) wird in einer Hülse der Axe (h) mittels einer Schraube befestigt; 

 der andere Winkelhaken ist direct und ein- für allemal an der Axe 

 angebracht. Die Axe selbst ist in der Hülse des Schlittens (E) 

 drehbar. 



Will man den Keilwinkel irgend eines Schädels bestimmen, so be- 

 sichtigt man zuerst mittels des endoskopischen Spiegels die Schädel- 

 höhle, steckt darauf die Sonde optique durch die Canales optici hindurch, 

 präcisiert unter Anwendung des Spiegels die Stellung der Schlinge 

 dieser Sonde am Tuberculum sellae und fixiert nun die Sonde optique 

 am Schädel selbst. Der Schädel wird hierauf mittels meines Schädel- 

 halters (Seh) in eine Stellung gebracht, dass man den aus der Hülse (h) 

 herausgenommenen endständigen Winkelhaken bequem durch das Fo- 

 ramen magnum hindurchstecken und in die Schlinge der Sonde optique 

 einhängen kann. Ist dies geschehen, so überzeugt man sich teils mittels 

 des endoskopischen Spiegels, teils mittels des in die Schädelhöhle ge- 

 steckten Zeigefingers von der richtigen Stellung des Winkelhakens. Ist 

 dies geschehen, so wird dann dieser Winkelhaken mittels einer Klemm- 

 schraube (Ks) an das Basion fixiert. — Nun kommt die Reihe an das 

 Universal-Kraniometer selbst. Dieses wird in zugeklapptem Zustande 

 aufgestellt; in die Führung des einen Zirkelschenkels wird der vorher 

 erwähnte grössere Schlitten eingeschaltet, welcher die Winkelhaken 



x ) Ueber mein Sphenoidalgoniometer siehe im „Berichte über die XV. aligera. 

 Versammlung der deutschen anthr. Gesellschaft zu Breslau". Archiv f. Anthropol, 

 XV. Bd. Supplement. Braunschweig. 1885. S. 169—173. 



