Ueber ein Universal -Kraniometer. 327 



tragende Axe (A) in seiner Hülse (II) beherbergt. Ist dies geschehen, 

 so nähert man das ganze Gestell des Universal - Kraniometers so 

 lange dem Schädel, bis die Hülse (h) gerade unterhalb des in der 

 Schädelhöhle befestigten Winkelhakens zu stehen kommt; man dreht 

 nun die Axe (Ä) in der Hülse, bis das aus der Schädelhöhle nach 

 unten frei herausstehende Ende des eingehängten endständigen Winkel- 

 hakens ohne Hindernis in seine Hülse (h) hineinpasst, und jetzt wird 

 das Universal-Kraniometer in toto mittels eines Triebes (in der Fig. 25 

 nicht angedeutet) sachte nach aufwärts geschoben, so dass der end- 

 ständige Winkelhaken in seine Hülse gänzlich eingeschoben erscheint, 

 welcher dann auch fixiert wird. Hierauf wird das ganze Universal- 

 Kraniometer festgeschraubt. Da die Richtung der gleich grossen 

 Winkelhaken an der Axe (A) dieselbe ist, so ist auf diese Weise der 

 Sphenoidalpunkt (S) auch ausserhalb des Schädels (£') gleichgestellt. 

 Die Spitze ($') ist mit einer Axe versehen, an welcher zwei Stäbe an- 

 gebracht sind. Der eine Stab (S'ba) bewegt sich durch die Hülse (ba) 

 des freistehenden Winkelhakens hindurch (gerade so, wie dies beim 

 Sphenoidalgoniometer erwähnt wurde). — Man bestimmt hierauf mittels 

 des an der Klemmschraube befestigten Nonius die Höhenlage des JBasion 

 und stellt dann die ebenfalls mit einem Nonius versehene Hülse (ba) 

 gerade auf dieselbe Höhe, wodurch also nicht nur der zweite Punkt 

 am Basion) des Keilwinkel -Dreieckes bestimmt ist, sondern auch zu- 

 gleich die Länge der einen Seite (S'ba = SKs) des Dreieckes. — Der 

 Messstab (Msf), welcher auf der anderen Seite des Universal -Kranio- 

 meters angebracht ist, trägt die mittels einer Klemmschraube (Ks) auf- 

 und abwärts verschiebbare prismatische Nadel (Na 1 '), die zur Markierung 

 des dritten Punktes des Keilbein- Dreieckes (am Nasion) dient. Ist die 

 Nadel auf das Nasion eingestellt, so zeigt der von der Spitze (S) aus- 

 gehende und durch die Hülse der Nadel hindurch gesteckte Verbin- 

 dungsstab (Vs) die Richtung und die Länge der zweiten Seite (VstS') 

 des Keilbein -Dreieckes an. Der von diesen zwei Seiten (VstS' und 

 S' ba) eingeschlossene Winkel (^ S') ist mit dem Keilwinkel (^C S) 

 vollkommen gleich und sein Gradwert wird am Halbkreis (Hb) des 

 Verbindungsstabes (VstS') mittels eines Nonius abgelesen. 



