Beiträgt' zur iiiikrophotoftraphischcu 'rcclinik. 63 



p. 497. Berliner iihotofir. Mitth. 1865. Nro. 18) u. A., die Mikro- 

 photograpliie in Deiitsclihind wenigstens, bisher noch weniger von 

 Mikroakopikern als von einigen speculativen l'hotographen ausge- 

 beutet wird, so scheint der (Jrund hierfür einmal in einer Ueber- 

 schätzung der Schwierigkeit der photographischen Technik, dann 

 aber wohl auch darin zu liegen, dass die meisten der käuflichen 

 Mikrophotographieen von Photographen ohne Verständniss der Mi- 

 kroskopie eben nur für die Schaulust des Publicums angefertigt, 

 nicht sehr zur Nachahmung einladen können, die weniger zahlreichen 

 guten Bilder aber, die man zu sehen bekommt, daher wohl als Ph'- 

 zeugnisse einer ganz besondern, schwer zu erlangenden Kunstfertig- 

 keit angesehen werden. 



In Folgendem beabsichtige ich einen Apparat zu beschreiben, 

 dessen ich mich seit 4 Jahren zur Herstellung von Mikrophotogra- 

 phieen sowohl , als auch von gewöhnlichen Photographien ganzer 

 Thiere, grösserer Präparate etc. mit dem besten Erfolge bediene, 

 und der vor anderen mir bekannt gewordenen Apparaten durch 

 seine grössere Stabilität und namentlich durch die Bequemlichkeit 

 und Sicherheit seiner Handhabung, sowie dadurch sich vortheilhaft 

 auszeichnet, dass er jederzeit ohne weitere Vorbereitung zu Auf- 

 nahmen benutzt werden kann. Zugleich werde ich die hinsichtlich 

 der Beleuchtung, der Auswahl der Chemikalien und einiger Fehler- 

 quellen gemachten Erfahrungen besprechen und würde mich freuen, 

 wenn ich hoffen dürfte, dadurch irrthümliche Vorstellungen von der 

 Schwierigkeit der Mikrophotographie zu berichtigen und zu deren 

 Verbreitung beizutragen. 



Die Grundlage des Apparates bildet eine Balgkammer, ähnlich 

 derjenigen der Photographen, aber mit viel längerem Auszuge. Auf 

 dem 75 Cm. langen Grundbrette (fig. 1), welches an seinem vorde- 

 ren Ende den Kasten (2) mit der Objectivlinse (3) trägt, lässt sich 

 die quadratische matte Glasscheibe (4) von 15 Cm. Seite, welche bei 

 ganz in den Kasten eingeschobenem Balge nur 10 Cm. von der 

 vordem Fläche des Kastens entfernt steht, in einer Schlitteuvorrich- 

 tung bis auf eine Entfernung von 65 Cm. von derselben zurückziehen 

 und zwischen diesen beiden Punkten an jeder beliebigen Stelle durch 

 eine Schraube (*) feststellen. Zur Bestimmung ihres Abstandes ist 

 auf dem Rande des Grundbrettes eine Centimetereintheilung ange- 

 bracht. Um bei grosser Verkürzung des Balges die Einstellung auf der 

 matten Scheibe bequem vornehmen zu können, ist das lange Grund- 



