Beitrag'«' zur iiiilvni|)liut,iiL;i"i|iliis(j:lii'M 'rcrlmik. 65 



(Fij;'. (i. ;')). Will man mit dem zustiiiiinciig(!se(/t((n Mikro.skoj) plio- 

 tographircii, so jsi'tzt iiuin au Stelle der hinteren Linse eine Fassung 

 zur Auihahnie des Oeulars (Fig. G. 7). Bei der weiteren Beschrei- 

 bung des niikr()]»li{)t()graphischen Apparates werde ich das Grund- 

 brett der Camera in horizontaler Stellung behndlich voraussetzen. 

 Rechts und links von der Fassung, welche den optischen Theil des 

 Apparates enthält, steht auf der erwähnten starken Messingplatte 

 ein 5 (Jni. langer, starker Hohlcylinder i^Fig. 1.9; Fig. 6. 9), in wel- 

 chem eine 35 Cm. lange runde JMessiugstange durch eine Schraube 

 befestigt werden kann (Fig. 6. 10). Die beiden parallel und horizontal 

 nach vorne verlaufenden Stangen tragen den Objecttisch mit dem 

 Beleuchtungsapparat. Der Objecttisch (Fig. C. 11) ein llechteck von 

 13 resp. 10 Cm. Seite, trägt entsprechend den beiden Stangen zwei 

 Hülsen (Fig. 6. 12) von 3 Cm. Länge, vermittelst deren er auf jene 

 aufgesteckt und auf ihnen verschoben werden kann. Zur Fest- 

 stellung dient eine an jeder Hülse befindliche Schraube. Auf der 

 dem Objectiv zugekehrten Seite des Objecttisches sind Federklam- 

 mern zur Befestigung der Objecte angebracht (Fig. 6. 13). In der 

 Mitte des Objecttisches befindet sich eine 3 Cm. weite, kreisrunde 

 Oeffuung (Fig. 6. 14), an welcher sich auf der vorderen Seite ein 

 kurzes Rohr (Fig. 6. 15) zur Aufnahme des Blendungscylinders (Fig. 

 6. 16) und Condensors anschliesst. Eine so weite Oeffnung im Tische 

 ist erforderlich, um bei Anwendung ganz schwacher Objective das 

 grosse Gesichtsfeld (für Syst. Nro. 1. Hartnack = 1, 2 Cm. Durch- 

 messer) gleichmässig betrachten zu können. In der Mitte seines 

 unteren Randes trägt der Objecttisch eine horizontal nach vorne 

 gerichtete Stange (Fig. 7. 11) auf der eine mattgeschliflfene Glas- 

 tafel, eine Beleuchtungslinse mit ziemlich langem Focus und ein 

 Beleuchtungsspiegel an verschiedeneu Stelleu festgestellt werden 

 können (Fig. 7. 12, 13, 14). Der Beleuchtuugsspiegel hat die bei 

 den Schmidtschen Mikroskopen übliche Beweglichkeit, 



Zur groben Einstellung dient, wie schon oben bemerkt wurde, 

 die Bewegung der mikroskopischen Linse durch Zahn und Trieb ; 

 in eigenthümlicher Weise musste die Mikrometerschraube modificirt 

 werden, um sie bei jeder möglichen Länge des Balges während der 

 Betrachtung des Bildes auf der matten Glasscheibe bequem hand- 

 haben zu können. Durch Vermittelung eines zweiarmigen Hebels 

 (Fig. 3 ; Fig. 6. 14) bewegt dieselbe in gleich zu beschreibender Weise 

 den Objecttisch. Der Hebel besteht aus zwei flach vierkantigen, pa- 



M. Schultze, Archiv f. miki'osk. Anatomie. Bd. 3. 5 



