66 Berthold Benecke, 



rallelen, durch zwei quere Stützen (Fig. 3. 2) fest mit einander ver- 

 bundeneu Stangen (Fig. 3. 1). Seine Drehungsachse liegt im Ver- 

 tikaldurchmesser eines dicken, auf der rechten Führungsstange des 

 Tisches durch eine Schraube feststellbaren Ringes (Fig. 3. 3), welcher 

 von den beiden Stangen oben und unten tangirt wird. Den Angriffs- 

 punkt des Hebels am Tische bilden Zapfen, welche in den Endpunk- 

 ten eines Vertikaldurchmessers des kurzen zur Aufnahme des Blen- 

 dungscyhnders dienenden Rohres stehen (Fig. 7, 9) und durch einen 

 1 Cm. langen Schlitz in jeder Hebelstange (Fig. 3. 4) hindurchge- 

 hen. Dieser Schlitz lässt den Zapfen Spielraum, da sich bei den 

 Verschiebungen des Tisches auf seinen Stangen ihr Abstand vom 

 Drehpunkte des Hebels ändert. Der Angriffspunkt der Mikrometer- 

 schraube am Hebel liegt in einer um vertikale Zapfen zwischen den 

 beiden Hebelstangen drehbaren Klammer (Fig. 3. 5), in welcher das 

 vordere Ende der langen Mikrometerschraubenspindel durch eine 

 Schraube (6) befestigt wird. Diese nicht drehbare Spindel trägt an 

 ihrem hinteren Ende ein feines Gewinde, auf welchem sich die dreh- 

 bare, mit einem grossen Kopfe versehene Schraubenmutter befindet. 

 Diese Mutter geht durch einen um vertikale Zapfen drehbaren Ring 

 hindurch, dessen Axeulager am Kasten der Camera befestigt sind. 

 Rechtsdrehung des Kopfes bewirkt eine Annäherung des äusseren 

 Hebelarms au die feststehende Schraubenmutter, also eine Entfer- 

 nung des Objecttisches vom Objectiv. Das Verhältniss der Mutter zur 

 Schraubenspindel und zu dem drehbaren Ringe zeigen die Figuren 

 4 und 5 im Längs- und Querschnitte; die Verbindung von Hebel, 

 Mikrometerschraube und Objecttisch Fig. 6 und 8. Um den etwaigen 

 todten Gang der Schraube unschädhch zu machen, ist der Object- 

 tisch auf seinen Führungsstangen zwischen 4 stellbaren Spiralfedern 

 (Fig. 6. 19) eingespannt, welche eine ganz gieichmässige Verschie- 

 bung sichern. 



Zur Einstellung des Bildes bedient man sich gewöhnlich nach 

 dem Vorgange der Photographen einer feinen mattgeschliffenen Glas- 

 platte, deren rauhe Seite sich genau in der p]bene befindet, welche 

 bei der Aufnahme von der empfindlichen CoUodiumschicht eingenom- 

 men wird. Das auf derselben entworfene Bild wird mit verhülltem 

 Kopfe durch eine Lupe betrachtet. Fixirt man nun, nachdem das 

 Bild auf der Glasphitte scharf eingestellt ist, die Lupe in der pas- 

 senden Entfernung V(jn derselben und entfernt dann die Glasplatte, 

 so wird man durch die Lupe ebenso wie durch das Ocular eines 



