368 S. Stricker, 



In jeden Halbcanal wird eine metallene Canüle (kj k2) eingekittet 

 welche einerseits an die Rinne anstösst, und andererseits um einige 

 Linien über den Rand des Glases vorragt. Ueber den ganzen Ob- 

 jectträger wird nun ein Blatt Staniol oder Papier mit einem centralen 

 Ausschnitte (a a) gekittet, oder eine Schichte Lack aufgetragen und 

 eine aa entsprechende Stelle freigelassen. Das Staniol wende ich 

 nur an, wenn der Objectträger nicht gleichzeitig als Stromgeber 

 dienen soll; denn für solche Fälle hänge ich die Drähte des Induc- 

 tionsapparates (d d) an die Canülen ki k2 und diese mit Lack 

 eingekitteten Canülen, die man für wichtige Arbeiten allenfalls aus 

 Platin machen kann, leiten den Strom bis an die Rinne, wo dann 

 die Leitung theils durch Salzlösungen, theils durch das feuchte Ge- 

 webe, welches untersucht werden soll, hergestellt wird. Der Staniol- 

 überzug würde beide Canülen metallisch verbinden und das Gewebe 

 bhebe vom Strome unbeeinflusst. In solchen Fällen nun bediene ich 

 mich der mit Lack überzogenen Objectträger, die aber sonst, wegen 

 des häufigen Abspringens des Ueberzuges nicht zu empfehlen sind. 

 Den Ueberzug mache ich so dick, als es das zu untersuchende Ob- 

 ject erlaubt oder wünschenswerth macht; denn das Object, oder 

 sagen wir gleich, ein Tropfen frischen Blutes, wird auf den Object- 

 träger bei c hingelegt und mit einem Deckgläschen eingedeckt. Der 

 Ueberzug aus Lack oder Papier ist nun der Wall um das Object 

 nicht zu drücken; man kann ihn ganz weglassen, wenn am Drucke 

 nichts gelegen ist, man kann ihn durch dünne Schichten Asphaltlack 

 einer oder mehreren Lagen von Blutkörperchen eben accomodiren. 



Wenn das Object eingedeckt ist, trockne man die Ränder des 

 Deckgläschens mit Fliesspapier ab , und bestreiche diese mit bis 

 zum Flüssigwerden erwärmtem Talg. Der Talg schmilzt bei niede- 

 rer Temperatur, das Object im Centrum c leidet daher gar nicht, 

 wenn man die flüssige Talgschicht ringsum (e, e, e, e,) aufträgt. 

 Der Talg erstarrt rasch, das Deckgläschen ist nun fest an das Sta- 

 niol oder den Lack geheftet, und das Gas, welches man jetzt durch 

 die Canüle ki zuleitet wird die Kreisrinne passiren und auf de)- 

 anderen Seite (k^) entweichen. 



Man hat nun einen Objectträger in Händen, der ganz nach 

 Comfort dirigirt werden kann. Das Object ist mit einem dünnen 

 Deckglase bedeckt und ist daher mit all den Mitteln und all der 

 Sicherheit zu untersuchen, die uns jetzt überhaupt zu Gebote stehen. 



Ich habe mich hinreichend davon überzeugt, dass das Gas, 



