Eine (laHkiiinnidr für mikroskopische Zwecke. 300 



während es strömt, das auf c liegende Object kaum erschüttert, 

 indem es sich an die Kreisrinne hält, die Flüssigkeit, welche 

 es da allenfalls antrifft, durchbricht, so dass nur die den Rändern 

 der Rinne naheliegenden Objecte von jeder durchtretenden l)lase 

 einen geringen Stoss erleiden. 



Dasselbe Rohr, welches Gas leitet, kann auch zur Drainage für 

 tropfbare Flüssigkeiten verwendet werden ; man braucht nur das 

 an kl oder ko angesetzte Cautschoukrohr in die betrelTeude Flüs- 

 sigkeit zu tauchen und an dem correspondirenden Cautschoukröhr- 

 chen der anderen Seite zu saugen. Es steht übrigens für solche 

 Zwecke noch die Wahl offen, noch eine Anzahl Rinnen, welche nnt 

 der Kreisriune communiciren, in das Glas schleifen zu lassen, Metall- 

 röhrchen einzukitten und diese durch Cautschoukröhrchen mit yer- 

 schiedenen Flüssigkeiten in Verbindung zu setzen. Bei zweckmässig 

 angebrachtem Schliessen werden Druck oder Saugvorrichtungen ziem- 

 lich reiche Combiuationen gestatten. 



Der Objectträger, wie ich ihn hier geschildert habe, giebt an 

 und für sich eine bequeme feuchte Kammer ab. Das durch Talg 

 angeheftete Deckglas schützt hinreichend vor Verdunstung und die 

 Röhrchen gestatten dennoch einen gewissen Grad von Circulation 

 der Luft. Wem es um diese nicht zu thun ist, wer überhaupt nur 

 die Flüssigkeit unter dem Deckglase unverändert erhalten will, der 

 nehme einen gewöhnlichen Objectträger, decke das Präparat lege 

 artis ein, und streiche rings um die Ränder des Deckgläschens einen 

 Tropfen Oel. Unter einem solchen Oelverschlusse habe ich viele 

 Stunden hintereinander bei einer Temperatur von 40—42*' gearbei- 

 tet, ohne dass eine Luftblase unter das Deckgläschen getreten wäre, 

 um so die Untersuchung zu trüben. 



Bei Blutuntersuchungen, wo das Material, wie z. B. in der 

 medicinischen Praxis sehr kostbar sein kann, soll man eine solche 

 Vorsichtsmassregel ja nicht unterlassen. Wenn das Bluttröpfchen 

 so klein ist, dass es sich nicht unter die ganze Fläche des Deck- 

 glases ausbreiten kann, dann fliesst das Oel unter das Deckglas so 

 lange bis es an das Blut gelangt; das schadet dem letzteren aber 

 gar nicht, es sieht das Präparat nur weniger schön aus. 



Wem es darauf ankommt eine grössere Kammer zu haben, 

 der kann sich auf seinen Objectträger einen beliebig dicken Wall 

 aus Asphalt machen. Auf diesem haftet das Deckglas sehr gut, 

 und die Handhabung des Oeltropfens ist in solchem Falle überaus 



