Ein Mikroskopstativ aus Aluminium 



von 

 W. E r a n s e. 



Karop legte vor Jahresfrist der Eoyal Microscopical Society in 

 London ein Mikroskop ans Aluminium vor (Virchow-Hirscli, Jahres- 

 bericht f. 1892. S. 48). Für das I. anatomische Institut in Berlin 

 hat die unten angegebene Firma daselbst jetzt ein Stativ (Modell 

 Zeiss, Nr. lY) vollendet, welches nur 1,225 kg Gewicht hat, während 

 es in Messing ausgelührt 3,665 kg, also das Dreifache wiegen würde. 

 Es ist Sorge getragen, dass der Schwerpunkt in derselben Höhe über 

 dem Laboratoriumstisch sich befindet, wie bei dem Messingmodell, so dass 

 die Stabilität dieselbe bleibt. Die grossen Voi teile für den Gebrauch 

 im Laboratorium wegen der Eigenschaft nicht zu rosten, so dass kein 

 Firniss benötigt wird, der Eesistenz gegen Säuren u. s. w., und nament- 

 lich der leichten Transportfähigkeit liegen auf der Hand. Vorläufig sind 

 die Oculare und Objectivsysteme noch die alten, in Messing gefassten, 

 einige übrigens meist verdeckt liegende Schrauben von Stahl u. s. w., 

 sowie der Preis von ca. 200 Mk. zur Zeit noch höher als für Messing- 

 stative (150 Mk.), trotz der Billigkeit des Metalles. Der Industrie 

 wird es ohne Zweifel gelingen, die Herstellungskosten bedeutend zu 

 ermässigen, wenn Maschinenarbeit benutzt werden kann. Schon jetzt 

 würden etwaige Bestellungen dazu beitragen; sie sind ev. zu richten 

 an Herrn Opticus Magen, Berhn, NW. Scharnhorststr. 34 a. 



Berlin, 15. December 1893. 



Buchdruckerei Eicliard Hahn, Leipzig. 



