Aus der Mikrotechnik. 



Von 

 Dr. Paul Mayer 



in Neapel. 



Auf Wunsch des Herrn H. Jung in Heidelberg habe ich in Ge- 

 meinschaft mit den Herren W. Giesbrecht und G. C. J. Vosmaer ein 

 Wasserbad für Einbettung in Paraffin construiert, welches in 

 manchen Einzelheiten von dem bisher in der zoologischen Station zu 

 Neapel gebräuchlichen abweicht und daher mit einigen Worten hier 

 besprochen werden mag. In dem Bestreben, es thunlichst universell 

 zu gestalten, haben wir mit ihm ein kleines Wasserbad für Einbettung 

 unter der Loupe, sowie ein Luftbad verbunden, auch einen Thermo- 

 regulator hinzugefügt. 



Durchaus neu ist der Bunsensche Brenner (s. die Figur, r). 

 Die Mengung von Gas und Luft geschieht in einem horizontalen Rohre, 

 das an seinem Ende einen kurzen senkrechten Ansatz mit einem kleinen 

 Schornstein (/) aus Glimmer trägt und im Ganzen die Höhe von nur 

 3,5 cm erreicht. So gewinnt das Wasserbad, da es nun gleichfalls 

 auf niedrigen Füssen von 4 cm Höhe ruhen kann, wesentlich an Sta- 

 bilität. Die Flamme des Brenners schlägt selbst bei ihrem Minimal- 

 stande nicht zurück und russt auch nicht. Wollte man das Wasser- 

 bad rasch anheizen, so müsste man sich freilich eines gewöhnlichen 

 Brenners bedienen,- da es aber im allgemeinen besser ist, die Erwär- 

 mung langsam geschehen zu lassen, so reicht unser Brenner mit seiner 

 auch im Maximum nur kleinen Flamme völlig aus. Bei voller Oeffnung 



